SaveOpen mcresol1.dec 1 [bereit fr 1/1]
BatGosub std [SP=2]
   Inert Argon
   OHq Wasser
   Reakt m-Cresol
   Scav NO2 2.595e-4
   Reakt3 NC 0
   SollSumflow 1300
   SollFlowZelle 0 9999
   WartDauer 300
   SollcOHq 2000
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 190
   SollSweeps 50
   SollblFrequ 0.25
   SollBlEnergie 4
   SolltEnd 4 [4096*0.977 ms]
   SollTzelle 300
   SollpZelle 133
   SollTrohr 299
   BatReturn  [SP=1]
SollcReakt .1
EinstKonz 
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
SollcReakt .3
EinstKonz 
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
SollcReakt 6
EinstKonz 
Ende 
SaveOpen mcresol1.dec 1 [bereit fr 1/1]
BatGosub std [SP=2]
   Inert Argon
   OHq Wasser
   Reakt m-Cresol
   Scav NO2 2.595e-4
   Reakt3 NC 0
   SollSumflow 1300
   SollFlowZelle 0 9999
   WartDauer 300
   SollcOHq 2000
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 190
   SollSweeps 50
   SollblFrequ 0.25
   SollBlEnergie 4
   SolltEnd 4 [4096*0.977 ms]
   SollTzelle 300
   SollpZelle 133
   SollTrohr 299
   BatReturn  [SP=1]
SollBlEnergie 2
Messung  [Abbruch von Hand nach 23(50) Sweeps]
SolltEnd .5 [4096*0.122 ms]
Messung  [Abbruch von Hand nach 24(50) Sweeps]
ZeigeCalib [
        name   ad   da   io  offset   gain linear.    Bemerkung
       traum   16   -1   -1  273.50 120.400 0.0000  RTD(0!!!..600ø)
  tzellpt100   15   -1   -1  174.80  39.800 0.0000  RTD(-100..100ø)
        tbad   13   -1   -1  272.00 125.000 0.0000  K 20 -Thermostat
        tohq   17   -1   -1  174.80  39.600 0.0000  RTD(-100..100ø)
      treakt   18   -1   -1  174.70  39.600 0.0000  RTD(-100..100ø)
  pzelle1000    5   -1   -1    0.00 132.000 0.0000  MKS(0..1000mbar)
    pzelle10   -7   -1   -1   -0.30   1.381 0.0000  MKS(0..10torr)
  psetze1000   -1    4 1015    0.00 -266.600 0.0000  Setze Pzelle1000
    psetze10   -1    4  -15   -0.30  -2.000 0.0000  Setze Pzelle10
        psat    6   -1   -1    0.00 135.000 0.0000  MKS(0..1000mbar)
       flow1    0    0   -1   94.03 364.000 10.3230  Bo822527_2  2000Ar
       flow2    1    6    1    1.85  10.240 0.0950   Bo822530_5  50Ar
       flow3    2    8    0    0.12   1.186 -0.0314  A_192_84_1568 5Ar
       flow4    3   10    2    0.19  39.360 0.1321  A_192_89_0066 200Ar
       flow5    4    2   -1    0.08  46.910 -0.6557  A_192_82_4885 200Ar
     blitzn2   -1   -1    4    0.00   0.000 0.0000  Magnetventil
   bltrigger   -1   -1   12    0.00   0.000 0.0000  PC30 an Zndspule ]
ZeigeAntoine [
  8.610  1948  -24.1    Wasser(0-19 Grad),
  8.150  2124  -59.0    m-cresol(C7H8O, St ]
[************************************************
          T-Zelle = 261 K
************************************************]

[
wartDauer 1800
ProtIstWerte  wartAnfang  wartwarte
ProtIstWerte  wartAnfang  wartwarte
ProtIstWerte  wartAnfang  wartwarte
ProtIstWerte  wartAnfang  wartwarte
                   SollcScav 0
WartDauer 1200
Sollsweeps 50   SolltEnd 5
SollcReakt    0    BatGosub m
SollcReakt    0    Batgosub m
Sollsweeps 100  SolltEnd 1
SollcReakt 0.6    BatGosub m
SollcReakt 1.0    BatGosub m
SollcReakt 2.0    BatGosub m
Sollsweeps 200  SolltEnd 0.5
SollcReakt 3.0    BatGosub m
SollcReakt 4.0    BatGosub m
SollcReakt 5.0    BatGosub m
SollcReakt 6.0    BatGosub m
SollcReakt 6.0    BatGosub m
SollcReakt 5.0    BatGosub m
SollcReakt 4.0    BatGosub m
SollcReakt 3.0    BatGosub m
Sollsweeps 100  SolltEnd 1
SollcReakt 2.0    BatGosub m
SollcReakt 1.0    BatGosub m
SollcReakt 0.6    BatGosub m
Sollsweeps  50  SolltEnd 5
SollcReakt    0    BatGosub m
SollcReakt    0    Batgosub m
]
BatGosub w. [SP=2]
   WartDauer 1800
   ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
1 Traum     :  0.210     298.75 K
1 Tzelle    :  2.518     275.03 K     300 K
1 Tbad      :  0.000     272.05 K
1 TOHq      :  3.079     296.72 K    29.1363 mbar
1 TReakt    :  3.437     310.80 K     0.5207 mbar
1 pSat      :  7.478    1009.50 mbar
1 pZelle1000:  0.957     126.32 mbar   133 mbar
1 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
1 Flow1     :  2.975    1268.10 sccm
1 Flow2     :  2.527      28.33 sccm     Wasser:     2159.31     2000.00
1 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
1 Flow4     :  4.743     189.83 sccm        NO2:        0.00        0.00
1 Flow5     :  4.307     189.97 sccm
1       sumflow   :     1297.41 sccm  1300.00 sccm
1       dosierFlow:     1107.44 sccm  9999.00 sccm
1       flowZelle :       10404  ccm        0  ccm
1 4096*Dwell= 0.500 s    50 Sweeps
1 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
   WartAnfang 
   WartWarte 
   ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
1 Traum     :  0.210     298.83 K
1 Tzelle    :  2.211     262.79 K     300 K
1 Tbad      :  0.000     272.05 K
1 TOHq      :  3.086     297.01 K    29.6483 mbar
1 TReakt    :  3.436     310.78 K     0.5199 mbar
1 pSat      :  7.478    1009.54 mbar
1 pZelle1000:  0.955     126.12 mbar   133 mbar
1 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
1 Flow1     :  2.974    1267.97 sccm
1 Flow2     :  2.529      28.35 sccm     Wasser:     2298.06     2000.00
1 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
1 Flow4     :  4.738     189.66 sccm        NO2:        0.00        0.00
1 Flow5     :  4.312     190.16 sccm
1       sumflow   :     1297.68 sccm  1300.00 sccm
1       dosierFlow:     1107.52 sccm  9999.00 sccm
1       flowZelle :       10423  ccm        0  ccm
1 4096*Dwell= 0.500 s    50 Sweeps
1 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
   WartAnfang 
   WartWarte 
   ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
1 Traum     :  0.211     298.86 K
1 Tzelle    :  2.103     258.52 K     300 K
1 Tbad      :  0.001     272.12 K
1 TOHq      :  3.091     297.19 K    29.9780 mbar
1 TReakt    :  3.437     310.79 K     0.5206 mbar
1 pSat      :  7.479    1009.63 mbar
1 pZelle1000:  0.955     126.05 mbar   133 mbar
1 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
1 Flow1     :  2.976    1268.56 sccm
1 Flow2     :  2.530      28.36 sccm     Wasser:     2361.43     2000.00
1 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
1 Flow4     :  4.740     189.72 sccm        NO2:        0.00        0.00
1 Flow5     :  4.312     190.14 sccm
1       sumflow   :     1298.22 sccm  1300.00 sccm
1       dosierFlow:     1108.07 sccm  9999.00 sccm
1       flowZelle :       10433  ccm        0  ccm
1 4096*Dwell= 0.500 s    50 Sweeps
1 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
   WartAnfang 
   WartWarte 
   ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
1 Traum     :  0.210     298.76 K
1 Tzelle    :  2.107     258.65 K     300 K
1 Tbad      :  0.000     272.06 K
1 TOHq      :  3.092     297.23 K    30.0531 mbar
1 TReakt    :  3.436     310.77 K     0.5198 mbar
1 pSat      :  7.479    1009.65 mbar
1 pZelle1000:  0.955     126.11 mbar   133 mbar
1 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
1 Flow1     :  2.975    1268.20 sccm
1 Flow2     :  2.531      28.38 sccm     Wasser:     2369.02     2000.00
1 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
1 Flow4     :  4.740     189.73 sccm        NO2:        0.00        0.00
1 Flow5     :  4.313     190.22 sccm
1       sumflow   :     1297.94 sccm  1300.00 sccm
1       dosierFlow:     1107.72 sccm  9999.00 sccm
1       flowZelle :       10426  ccm        0  ccm
1 4096*Dwell= 0.500 s    50 Sweeps
1 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
   WartAnfang 
   WartWarte 
   SollcScav 0
   WartDauer 1200
   SollSweeps 50
   SolltEnd 5 [4096*1.221 ms]
   SollcReakt 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 11.8. 18:35, 1 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
1 Traum     :  0.211     298.92 K
1 Tzelle    :  2.163     260.87 K     300 K
1 Tbad      :  0.002     272.25 K
1 TOHq      :  3.094     297.34 K    30.2449 mbar
1 TReakt    :  3.437     310.81 K     0.5212 mbar
1 pSat      :  7.478    1009.48 mbar
1 pZelle1000:  0.966     127.52 mbar   133 mbar
1 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
1 Flow1     :  2.974    1267.66 sccm
1 Flow2     :  2.083      23.59 sccm     Wasser:     1996.37     2000.00
1 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
1 Flow4     :  4.739     189.69 sccm        NO2:        0.00        0.00
1 Flow5     :  4.312     190.15 sccm
1       sumflow   :     1292.45 sccm  1300.00 sccm
1       dosierFlow:     1102.30 sccm  9999.00 sccm
1       flowZelle :       10267  ccm        0  ccm
1 4096*Dwell= 5.001 s    50 Sweeps
1 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/1]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 11.8. 19:01, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
2 Traum     :  0.212     298.98 K
2 Tzelle    :  2.175     261.37 K     300 K
2 Tbad      :  0.002     272.25 K
2 TOHq      :  3.095     297.34 K    30.2593 mbar
2 TReakt    :  3.437     310.80 K     0.5207 mbar
2 pSat      :  7.480    1009.75 mbar
2 pZelle1000:  0.965     127.41 mbar   133 mbar
2 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
2 Flow1     :  2.974    1267.67 sccm
2 Flow2     :  2.082      23.59 sccm     Wasser:     1990.61     2000.00
2 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
2 Flow4     :  4.739     189.66 sccm        NO2:        0.00        0.00
2 Flow5     :  4.312     190.16 sccm
2       sumflow   :     1292.48 sccm  1300.00 sccm
2       dosierFlow:     1102.32 sccm  9999.00 sccm
2       flowZelle :       10276  ccm        0  ccm
2 4096*Dwell= 5.001 s    50 Sweeps
2 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/2]
      BatReturn  [SP=2]
   SollSweeps 100
   SolltEnd 1 [4096*0.244 ms]
   SollcReakt 0.6
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [100(100) Sweeps ab 11.8. 19:27, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
3 Traum     :  0.212     299.05 K
3 Tzelle    :  2.188     261.88 K     300 K
3 Tbad      :  0.004     272.51 K
3 TOHq      :  3.096     297.42 K    30.3916 mbar
3 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5235 mbar
3 pSat      :  7.482    1010.02 mbar
3 pZelle1000:  0.971     128.12 mbar   133 mbar
3 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
3 Flow1     :  2.974    1268.04 sccm
3 Flow2     :  2.079      23.54 sccm     Wasser:     2001.25     2000.00
3 Flow3     :  0.258       0.42 sccm   m-Cresol:        0.60        0.60
3 Flow4     :  4.738     189.64 sccm        NO2:        0.00        0.00
3 Flow5     :  4.318     190.39 sccm
3       sumflow   :     1293.49 sccm  1300.00 sccm
3       dosierFlow:     1103.10 sccm  9999.00 sccm
3       flowZelle :       10227  ccm        0  ccm
3 4096*Dwell= 0.999 s    100 Sweeps
3 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/3]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 1.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [100(100) Sweeps ab 11.8. 19:55, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
4 Traum     :  0.212     298.99 K
4 Tzelle    :  2.198     262.27 K     300 K
4 Tbad      :  0.004     272.50 K
4 TOHq      :  3.097     297.43 K    30.4199 mbar
4 TReakt    :  3.438     310.85 K     0.5228 mbar
4 pSat      :  7.484    1010.29 mbar
4 pZelle1000:  0.972     128.27 mbar   133 mbar
4 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
4 Flow1     :  2.973    1267.35 sccm
4 Flow2     :  2.078      23.54 sccm     Wasser:     2001.89     2000.00
4 Flow3     :  0.508       0.71 sccm   m-Cresol:        1.01        1.00
4 Flow4     :  4.739     189.68 sccm        NO2:        0.00        0.00
4 Flow5     :  4.318     190.39 sccm
4       sumflow   :     1293.04 sccm  1300.00 sccm
4       dosierFlow:     1102.65 sccm  9999.00 sccm
4       flowZelle :       10212  ccm        0  ccm
4 4096*Dwell= 0.999 s    100 Sweeps
4 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/4]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 2.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [100(100) Sweeps ab 11.8. 20:23, 1 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
5 Traum     :  0.212     299.02 K
5 Tzelle    :  2.210     262.76 K     300 K
5 Tbad      :  0.004     272.48 K
5 TOHq      :  3.097     297.43 K    30.4068 mbar
5 TReakt    :  3.438     310.86 K     0.5232 mbar
5 pSat      :  7.486    1010.58 mbar
5 pZelle1000:  0.971     128.22 mbar   133 mbar
5 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
5 Flow1     :  2.972    1267.13 sccm
5 Flow2     :  2.079      23.55 sccm     Wasser:     1996.65     2000.00
5 Flow3     :  1.122       1.41 sccm   m-Cresol:        1.99        2.00
5 Flow4     :  4.739     189.69 sccm        NO2:        0.00        0.00
5 Flow5     :  4.315     190.28 sccm
5       sumflow   :     1293.41 sccm  1300.00 sccm
5       dosierFlow:     1103.14 sccm  9999.00 sccm
5       flowZelle :       10219  ccm        0  ccm
5 4096*Dwell= 0.999 s    100 Sweeps
5 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/5]
      BatReturn  [SP=2]
   SollSweeps 200
   SolltEnd 0.5 [4096*0.122 ms]
   SollcReakt 3.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 11.8. 20:51, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
6 Traum     :  0.212     298.98 K
6 Tzelle    :  2.222     263.25 K     300 K
6 Tbad      :  0.004     272.49 K
6 TOHq      :  3.097     297.42 K    30.4006 mbar
6 TReakt    :  3.438     310.86 K     0.5231 mbar
6 pSat      :  7.484    1010.35 mbar
6 pZelle1000:  0.971     128.13 mbar   133 mbar
6 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
6 Flow1     :  2.973    1267.29 sccm
6 Flow2     :  2.081      23.57 sccm     Wasser:     1991.77     2000.00
6 Flow3     :  1.773       2.12 sccm   m-Cresol:        2.99        3.00
6 Flow4     :  4.739     189.67 sccm        NO2:        0.00        0.00
6 Flow5     :  4.316     190.31 sccm
6       sumflow   :     1294.36 sccm  1300.00 sccm
6       dosierFlow:     1104.04 sccm  9999.00 sccm
6       flowZelle :       10233  ccm        0  ccm
6 4096*Dwell= 0.500 s    200 Sweeps
6 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/6]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 4.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 11.8. 21:25, 1 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
7 Traum     :  0.212     299.00 K
7 Tzelle    :  2.230     263.56 K     300 K
7 Tbad      :  0.004     272.47 K
7 TOHq      :  3.097     297.45 K    30.4434 mbar
7 TReakt    :  3.438     310.85 K     0.5228 mbar
7 pSat      :  7.487    1010.80 mbar
7 pZelle1000:  0.972     128.25 mbar   133 mbar
7 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
7 Flow1     :  2.972    1267.10 sccm
7 Flow2     :  2.081      23.57 sccm     Wasser:     1992.44     2000.00
7 Flow3     :  2.467       2.85 sccm   m-Cresol:        4.02        4.00
7 Flow4     :  4.739     189.68 sccm        NO2:        0.00        0.00
7 Flow5     :  4.316     190.31 sccm
7       sumflow   :     1294.89 sccm  1300.00 sccm
7       dosierFlow:     1104.58 sccm  9999.00 sccm
7       flowZelle :       10228  ccm        0  ccm
7 4096*Dwell= 0.500 s    200 Sweeps
7 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/7]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 5.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 11.8. 22:00, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
8 Traum     :  0.212     299.03 K
8 Tzelle    :  2.237     263.84 K     300 K
8 Tbad      :  0.004     272.48 K
8 TOHq      :  3.098     297.47 K    30.4960 mbar
8 TReakt    :  3.438     310.85 K     0.5230 mbar
8 pSat      :  7.488    1010.94 mbar
8 pZelle1000:  0.971     128.15 mbar   133 mbar
8 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
8 Flow1     :  2.974    1267.67 sccm
8 Flow2     :  2.080      23.56 sccm     Wasser:     1988.73     2000.00
8 Flow3     :  3.203       3.59 sccm   m-Cresol:        5.05        5.00
8 Flow4     :  4.740     189.71 sccm        NO2:        0.00        0.00
8 Flow5     :  4.315     190.30 sccm
8       sumflow   :     1296.15 sccm  1300.00 sccm
8       dosierFlow:     1105.85 sccm  9999.00 sccm
8       flowZelle :       10246  ccm        0  ccm
8 4096*Dwell= 0.500 s    200 Sweeps
8 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/8]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 6.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 11.8. 22:34, 2 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
9 Traum     :  0.212     298.99 K
9 Tzelle    :  2.243     264.05 K     300 K
9 Tbad      :  0.004     272.49 K
9 TOHq      :  3.098     297.49 K    30.5285 mbar
9 TReakt    :  3.438     310.86 K     0.5233 mbar
9 pSat      :  7.492    1011.43 mbar
9 pZelle1000:  0.971     128.18 mbar   133 mbar
9 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
9 Flow1     :  2.973    1267.61 sccm
9 Flow2     :  2.082      23.58 sccm     Wasser:     1989.93     2000.00
9 Flow3     :  3.939       4.30 sccm   m-Cresol:        6.04        6.00
9 Flow4     :  4.739     189.69 sccm        NO2:        0.00        0.00
9 Flow5     :  4.316     190.33 sccm
9       sumflow   :     1296.87 sccm  1300.00 sccm
9       dosierFlow:     1106.54 sccm  9999.00 sccm
9       flowZelle :       10249  ccm        0  ccm
9 4096*Dwell= 0.500 s    200 Sweeps
9 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/9]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 6.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 11.8. 23:09, 6 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
10 Traum     :  0.211     298.95 K
10 Tzelle    :  2.247     264.23 K     300 K
10 Tbad      :  0.004     272.47 K
10 TOHq      :  3.098     297.49 K    30.5223 mbar
10 TReakt    :  3.438     310.86 K     0.5232 mbar
10 pSat      :  7.494    1011.74 mbar
10 pZelle1000:  0.971     128.19 mbar   133 mbar
10 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
10 Flow1     :  2.973    1267.56 sccm
10 Flow2     :  2.083      23.59 sccm     Wasser:     1988.49     2000.00
10 Flow3     :  3.939       4.30 sccm   m-Cresol:        6.03        6.00
10 Flow4     :  4.739     189.70 sccm        NO2:        0.00        0.00
10 Flow5     :  4.315     190.28 sccm
10       sumflow   :     1296.78 sccm  1300.00 sccm
10       dosierFlow:     1106.49 sccm  9999.00 sccm
10       flowZelle :       10248  ccm        0  ccm
10 4096*Dwell= 0.500 s    200 Sweeps
10 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/10]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 5.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 11.8. 23:44, 3 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
11 Traum     :  0.210     298.84 K
11 Tzelle    :  2.252     264.43 K     300 K
11 Tbad      :  0.004     272.47 K
11 TOHq      :  3.098     297.47 K    30.4863 mbar
11 TReakt    :  3.438     310.86 K     0.5232 mbar
11 pSat      :  7.494    1011.70 mbar
11 pZelle1000:  0.971     128.14 mbar   133 mbar
11 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
11 Flow1     :  2.973    1267.50 sccm
11 Flow2     :  2.123      24.01 sccm     Wasser:     2020.08     2000.00
11 Flow3     :  3.204       3.59 sccm   m-Cresol:        5.04        5.00
11 Flow4     :  4.739     189.69 sccm        NO2:        0.00        0.00
11 Flow5     :  4.315     190.30 sccm
11       sumflow   :     1296.46 sccm  1300.00 sccm
11       dosierFlow:     1106.16 sccm  9999.00 sccm
11       flowZelle :       10249  ccm        0  ccm
11 4096*Dwell= 0.500 s    200 Sweeps
11 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/11]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 4.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 12.8. 0:19, 4 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
12 Traum     :  0.212     299.02 K
12 Tzelle    :  2.250     264.37 K     300 K
12 Tbad      :  0.004     272.48 K
12 TOHq      :  3.097     297.46 K    30.4607 mbar
12 TReakt    :  3.438     310.86 K     0.5234 mbar
12 pSat      :  7.494    1011.63 mbar
12 pZelle1000:  0.971     128.18 mbar   133 mbar
12 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
12 Flow1     :  2.973    1267.51 sccm
12 Flow2     :  2.122      24.01 sccm     Wasser:     2020.44     2000.00
12 Flow3     :  2.469       2.85 sccm   m-Cresol:        4.00        4.00
12 Flow4     :  4.739     189.70 sccm        NO2:        0.00        0.00
12 Flow5     :  4.316     190.32 sccm
12       sumflow   :     1295.74 sccm  1300.00 sccm
12       dosierFlow:     1105.42 sccm  9999.00 sccm
12       flowZelle :       10240  ccm        0  ccm
12 4096*Dwell= 0.500 s    200 Sweeps
12 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/12]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 3.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 12.8. 0:53, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
13 Traum     :  0.211     298.94 K
13 Tzelle    :  2.248     264.28 K     300 K
13 Tbad      :  0.004     272.48 K
13 TOHq      :  3.097     297.45 K    30.4427 mbar
13 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5237 mbar
13 pSat      :  7.494    1011.67 mbar
13 pZelle1000:  0.971     128.23 mbar   133 mbar
13 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
13 Flow1     :  2.974    1267.67 sccm
13 Flow2     :  2.122      24.00 sccm     Wasser:     2020.89     2000.00
13 Flow3     :  1.813       2.16 sccm   m-Cresol:        3.04        3.00
13 Flow4     :  4.740     189.71 sccm        NO2:        0.00        0.00
13 Flow5     :  4.315     190.28 sccm
13       sumflow   :     1295.15 sccm  1300.00 sccm
13       dosierFlow:     1104.88 sccm  9999.00 sccm
13       flowZelle :       10232  ccm        0  ccm
13 4096*Dwell= 0.500 s    200 Sweeps
13 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/13]
      BatReturn  [SP=2]
   SollSweeps 100
   SolltEnd 1 [4096*0.244 ms]
   SollcReakt 2.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [100(100) Sweeps ab 12.8. 1:28, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
14 Traum     :  0.212     298.98 K
14 Tzelle    :  2.246     264.20 K     300 K
14 Tbad      :  0.004     272.52 K
14 TOHq      :  3.097     297.44 K    30.4372 mbar
14 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5236 mbar
14 pSat      :  7.493    1011.53 mbar
14 pZelle1000:  0.971     128.19 mbar   133 mbar
14 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
14 Flow1     :  2.973    1267.36 sccm
14 Flow2     :  2.120      23.99 sccm     Wasser:     2020.85     2000.00
14 Flow3     :  1.160       1.45 sccm   m-Cresol:        2.04        2.00
14 Flow4     :  4.740     189.71 sccm        NO2:        0.00        0.00
14 Flow5     :  4.316     190.32 sccm
14       sumflow   :     1294.15 sccm  1300.00 sccm
14       dosierFlow:     1103.83 sccm  9999.00 sccm
14       flowZelle :       10227  ccm        0  ccm
14 4096*Dwell= 0.999 s    100 Sweeps
14 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/14]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 1.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [100(100) Sweeps ab 12.8. 1:56, 3 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
15 Traum     :  0.212     299.04 K
15 Tzelle    :  2.245     264.14 K     300 K
15 Tbad      :  0.004     272.51 K
15 TOHq      :  3.097     297.44 K    30.4379 mbar
15 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5235 mbar
15 pSat      :  7.491    1011.29 mbar
15 pZelle1000:  0.971     128.16 mbar   133 mbar
15 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
15 Flow1     :  2.974    1267.69 sccm
15 Flow2     :  2.079      23.55 sccm     Wasser:     1985.73     2000.00
15 Flow3     :  0.511       0.71 sccm   m-Cresol:        1.01        1.00
15 Flow4     :  4.739     189.69 sccm        NO2:        0.00        0.00
15 Flow5     :  4.315     190.29 sccm
15       sumflow   :     1293.28 sccm  1300.00 sccm
15       dosierFlow:     1103.00 sccm  9999.00 sccm
15       flowZelle :       10222  ccm        0  ccm
15 4096*Dwell= 0.999 s    100 Sweeps
15 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/15]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 0.6
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [100(100) Sweeps ab 12.8. 2:24, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
16 Traum     :  0.211     298.93 K
16 Tzelle    :  2.245     264.15 K     300 K
16 Tbad      :  0.004     272.51 K
16 TOHq      :  3.097     297.43 K    30.4234 mbar
16 TReakt    :  3.438     310.86 K     0.5234 mbar
16 pSat      :  7.490    1011.21 mbar
16 pZelle1000:  0.971     128.12 mbar   133 mbar
16 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
16 Flow1     :  2.976    1268.60 sccm
16 Flow2     :  2.122      24.01 sccm     Wasser:     2021.34     2000.00
16 Flow3     :  0.255       0.42 sccm   m-Cresol:        0.59        0.60
16 Flow4     :  4.739     189.69 sccm        NO2:        0.00        0.00
16 Flow5     :  4.316     190.32 sccm
16       sumflow   :     1294.40 sccm  1300.00 sccm
16       dosierFlow:     1104.08 sccm  9999.00 sccm
16       flowZelle :       10234  ccm        0  ccm
16 4096*Dwell= 0.999 s    100 Sweeps
16 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/16]
      BatReturn  [SP=2]
   SollSweeps 50
   SolltEnd 5 [4096*1.221 ms]
   SollcReakt 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 12.8. 2:55, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
17 Traum     :  0.210     298.82 K
17 Tzelle    :  2.244     264.13 K     300 K
17 Tbad      :  0.002     272.25 K
17 TOHq      :  3.096     297.40 K    30.3633 mbar
17 TReakt    :  3.438     310.83 K     0.5220 mbar
17 pSat      :  7.490    1011.11 mbar
17 pZelle1000:  0.966     127.49 mbar   133 mbar
17 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
17 Flow1     :  2.974    1267.73 sccm
17 Flow2     :  2.124      24.03 sccm     Wasser:     2011.29     2000.00
17 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
17 Flow4     :  4.739     189.68 sccm        NO2:        0.00        0.00
17 Flow5     :  4.313     190.20 sccm
17       sumflow   :     1293.01 sccm  1300.00 sccm
17       dosierFlow:     1102.82 sccm  9999.00 sccm
17       flowZelle :       10274  ccm        0  ccm
17 4096*Dwell= 5.001 s    50 Sweeps
17 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/17]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 12.8. 3:21, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
18 Traum     :  0.210     298.79 K
18 Tzelle    :  2.242     264.02 K     300 K
18 Tbad      :  0.002     272.24 K
18 TOHq      :  3.096     297.39 K    30.3337 mbar
18 TReakt    :  3.438     310.83 K     0.5221 mbar
18 pSat      :  7.491    1011.24 mbar
18 pZelle1000:  0.966     127.46 mbar   133 mbar
18 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
18 Flow1     :  2.974    1267.72 sccm
18 Flow2     :  2.124      24.03 sccm     Wasser:     2010.08     2000.00
18 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
18 Flow4     :  4.739     189.69 sccm        NO2:        0.00        0.00
18 Flow5     :  4.312     190.18 sccm
18       sumflow   :     1292.99 sccm  1300.00 sccm
18       dosierFlow:     1102.81 sccm  9999.00 sccm
18       flowZelle :       10276  ccm        0  ccm
18 4096*Dwell= 5.001 s    50 Sweeps
18 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [1/18]
      BatReturn  [SP=2]
   BatReturn  [SP=1]
EinstKonz 
Messung  [50(50) Sweeps ab 12.8. 7:34, 0 Fehltrigger]
SaveMeas  [1/19]
DosBefehl :
