[
WartDauer 1200  SolltEnd 5   SollSweeps 50
SollcReakt   0   BatGosub m
                 BatGosub m
                SolltEnd 1  SollSweeps 200
SollcReakt   5   BatGosub m
SollcReakt  10   BatGosub m
SollcReakt  20   BatGosub m
SollcReakt  30   BatGosub m
SollcReakt  40   BatGosub m
SollcReakt  50   BatGosub m
SollcReakt  50   BatGosub m
SollcReakt  40   BatGosub m
SollcReakt  30   BatGosub m
SollcReakt  20   BatGosub m
SollcReakt  10   BatGosub m
SollcReakt   5   BatGosub m
WartDauer 1200  SolltEnd 5   SollSweeps 50
SollcReakt    0    BatGosub m
SollcReakt    0    BatGosub m
]
SaveOpen cresol15.dec 15 [bereit fr 15/1]
BatGosub std [SP=2]
   Inert Argon
   OHq Wasser
   Reakt m-Cresol
   Scav NO 2E-3
   Reakt3 NC 0
   SollSumflow 1300
   SollFlowZelle 0 9999
   WartDauer 300
   SollcOHq 2000
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   SollSweeps 50
   SollblFrequ 0.25
   SollBlEnergie 2.4
   SolltEnd 4 [4096*0.977 ms]
   SollTzelle 300
   SollpZelle 133
   SollTrohr 299
   BatReturn  [SP=1]
Reakt 50
EinstKonz 
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
EinstKonz 
Reakt m-Cresol
SollcReakt 50
EinstKonz 
DosBefehl :t w.
SollSweeps 1000
EinstKonz 
Messung  [Abbruch von Hand nach 9(1000) Sweeps]
SolltEnd 1 [4096*0.244 ms]
Messung  [Abbruch von Hand nach 95(1000) Sweeps]
SollcReakt 20
EinstKonz 
Messung  [Abbruch von Hand nach 12(1000) Sweeps]
SollcReakt 5
EinstKonz 
Messung  [Abbruch von Hand nach 12(1000) Sweeps]
SollcReakt 0
EinstKonz 
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
SolltEnd 5 [4096*1.221 ms]
Messung  [Abbruch von Hand nach 18(1000) Sweeps]
Messung  [Abbruch von Hand nach 7(1000) Sweeps]
SollcReakt 5
EinstKonz 
Messung  [Abbruch von Hand nach 942(1000) Sweeps]
DosBefehl :t w.
ZeigeCalib [
        name   ad   da   io  offset   gain linear.    Bemerkung
       traum   16   -1   -1  273.50 120.400 0.0000  RTD(0!!!..600ø)
  tzellpt100   15   -1   -1  174.80  39.800 0.0000  RTD(-100..100ø)
        tbad   13   -1   -1  272.00 125.000 0.0000  K 20 -Thermostat
        tohq   17   -1   -1  174.80  39.600 0.0000  RTD(-100..100ø)
      treakt   18   -1   -1  174.70  39.600 0.0000  RTD(-100..100ø)
  pzelle1000    5   -1   -1    0.00 132.000 0.0000  MKS(0..1000mbar)
    pzelle10   -7   -1   -1   -0.30   1.381 0.0000  MKS(0..10torr)
  psetze1000   -1    4 1015    0.00 -266.600 0.0000  Setze Pzelle1000
    psetze10   -1    4  -15   -0.30  -2.000 0.0000  Setze Pzelle10
        psat    6   -1   -1    0.00 135.000 0.0000  MKS(0..1000mbar)
       flow1    0    0   -1   94.03 364.000 10.3230  Bo822527_2  2000Ar
       flow2    1    6    1    1.85  10.240 0.0950   Bo822530_5  50Ar
       flow3    2    8    0    0.28   5.650 0.0491  A_192_89_0065 30Ar
       flow4    3   10    2   -0.10   0.791 -0.0097  A_192_88_0022 5Ar f
       flow5    4    2   -1    0.08  46.910 -0.6557  A_192_82_4885 200Ar
     blitzn2   -1   -1    4    0.00   0.000 0.0000  Magnetventil
   bltrigger   -1   -1   12    0.00   0.000 0.0000  PC30 an Zndspule ]
ZeigeAntoine [
  8.610  1948  -24.1    Wasser(0-19 Grad),
  8.150  2124  -59.0    m-cresol(C7H8O, St ]
ZeigeZeit  [7.9. 11:45]
DosBefehl :date
ZeigeZeit  [8.9. 11:45]
BatGosub w. [SP=2]
   WartDauer 1200
   SolltEnd 5 [4096*1.221 ms]
   SollSweeps 50
   SollcReakt 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 8.9. 12:07, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
1 Traum     :  0.203     297.99 K
1 Tzelle    :  5.638     399.17 K     300 K
1 Tbad      : -0.001     271.86 K
1 TOHq      :  2.945     291.43 K    21.0437 mbar
1 TReakt    :  3.611     317.69 K     0.8734 mbar
1 pSat      :  7.489    1010.97 mbar
1 pZelle1000:  0.958     126.43 mbar   133 mbar
1 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
1 Flow1     :  2.936    1251.69 sccm
1 Flow2     :  4.811      53.31 sccm     Wasser:     1990.63     2000.00
1 Flow3     : -0.009       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
1 Flow4     :  0.033       0.00 sccm         NO:        0.00        0.00
1 Flow5     :  0.001       0.00 sccm
1       sumflow   :     1306.13 sccm  1300.00 sccm
1       dosierFlow:     1306.13 sccm  9999.00 sccm
1       flowZelle :       10466  ccm        0  ccm
1 4096*Dwell= 5.001 s    50 Sweeps
1 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [15/1]
      BatReturn  [SP=2]
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 8.9. 12:33, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
2 Traum     :  0.202     297.84 K
2 Tzelle    :  5.637     399.16 K     300 K
2 Tbad      : -0.001     271.86 K
2 TOHq      :  2.947     291.49 K    21.1217 mbar
2 TReakt    :  3.611     317.69 K     0.8736 mbar
2 pSat      :  7.490    1011.12 mbar
2 pZelle1000:  0.958     126.52 mbar   133 mbar
2 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
2 Flow1     :  2.936    1251.62 sccm
2 Flow2     :  4.811      53.31 sccm     Wasser:     1999.40     2000.00
2 Flow3     : -0.004       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
2 Flow4     :  0.033       0.00 sccm         NO:        0.00        0.00
2 Flow5     :  0.001       0.00 sccm
2       sumflow   :     1306.07 sccm  1300.00 sccm
2       dosierFlow:     1306.07 sccm  9999.00 sccm
2       flowZelle :       10457  ccm        0  ccm
2 4096*Dwell= 5.001 s    50 Sweeps
2 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [15/2]
      BatReturn  [SP=2]
   SolltEnd 1 [4096*0.244 ms]
   SollSweeps 200
   SollcReakt 5
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 8.9. 12:59, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
3 Traum     :  0.203     297.88 K
3 Tzelle    :  5.639     399.22 K     300 K
3 Tbad      :  0.001     272.16 K
3 TOHq      :  2.947     291.52 K    21.1589 mbar
3 TReakt    :  3.611     317.71 K     0.8751 mbar
3 pSat      :  7.491    1011.26 mbar
3 pZelle1000:  0.962     127.03 mbar   133 mbar
3 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
3 Flow1     :  2.897    1235.29 sccm
3 Flow2     :  4.729      52.40 sccm     Wasser:     1997.30     2000.00
3 Flow3     :  0.550       3.41 sccm   m-Cresol:        5.26        5.00
3 Flow4     :  0.029       0.00 sccm         NO:        0.00        0.00
3 Flow5     : -0.000       0.00 sccm
3       sumflow   :     1292.21 sccm  1300.00 sccm
3       dosierFlow:     1292.21 sccm  9999.00 sccm
3       flowZelle :       10305  ccm        0  ccm
3 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
3 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [15/3]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 10
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 8.9. 13:34, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
4 Traum     :  0.203     297.88 K
4 Tzelle    :  5.638     399.21 K     300 K
4 Tbad      :  0.001     272.13 K
4 TOHq      :  2.948     291.56 K    21.2161 mbar
4 TReakt    :  3.611     317.71 K     0.8751 mbar
4 pSat      :  7.491    1011.24 mbar
4 pZelle1000:  0.963     127.05 mbar   133 mbar
4 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
4 Flow1     :  2.897    1235.00 sccm
4 Flow2     :  4.728      52.39 sccm     Wasser:     1998.85     2000.00
4 Flow3     :  1.076       6.42 sccm   m-Cresol:        9.90       10.00
4 Flow4     :  0.028       0.00 sccm         NO:        0.00        0.00
4 Flow5     :  0.000       0.00 sccm
4       sumflow   :     1294.94 sccm  1300.00 sccm
4       dosierFlow:     1294.94 sccm  9999.00 sccm
4       flowZelle :       10325  ccm        0  ccm
4 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
4 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [15/4]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 20
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 8.9. 14:08, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
5 Traum     :  0.203     297.92 K
5 Tzelle    :  5.638     399.21 K     300 K
5 Tbad      :  0.001     272.15 K
5 TOHq      :  2.949     291.56 K    21.2201 mbar
5 TReakt    :  3.611     317.71 K     0.8747 mbar
5 pSat      :  7.492    1011.48 mbar
5 pZelle1000:  0.962     127.01 mbar   133 mbar
5 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
5 Flow1     :  2.896    1234.60 sccm
5 Flow2     :  4.769      52.85 sccm     Wasser:     2005.08     2000.00
5 Flow3     :  2.218      13.06 sccm   m-Cresol:       20.01       20.00
5 Flow4     :  0.028       0.00 sccm         NO:        0.00        0.00
5 Flow5     : -0.000       0.00 sccm
5       sumflow   :     1301.65 sccm  1300.00 sccm
5       dosierFlow:     1301.65 sccm  9999.00 sccm
5       flowZelle :       10382  ccm        0  ccm
5 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
5 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [15/5]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 30
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 8.9. 14:43, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
6 Traum     :  0.204     298.01 K
6 Tzelle    :  5.639     399.23 K     300 K
6 Tbad      :  0.001     272.12 K
6 TOHq      :  2.949     291.60 K    21.2690 mbar
6 TReakt    :  3.612     317.72 K     0.8753 mbar
6 pSat      :  7.493    1011.60 mbar
6 pZelle1000:  0.962     127.00 mbar   133 mbar
6 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
6 Flow1     :  2.896    1234.89 sccm
6 Flow2     :  4.769      52.85 sccm     Wasser:     1998.80     2000.00
6 Flow3     :  3.326      19.62 sccm   m-Cresol:       29.92       30.00
6 Flow4     :  0.029       0.00 sccm         NO:        0.00        0.00
6 Flow5     :  0.000       0.00 sccm
6       sumflow   :     1308.50 sccm  1300.00 sccm
6       dosierFlow:     1308.50 sccm  9999.00 sccm
6       flowZelle :       10437  ccm        0  ccm
6 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
6 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [15/6]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 40
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 8.9. 15:17, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
7 Traum     :  0.203     297.93 K
7 Tzelle    :  5.639     399.22 K     300 K
7 Tbad      :  0.001     272.13 K
7 TOHq      :  2.949     291.59 K    21.2624 mbar
7 TReakt    :  3.611     317.71 K     0.8749 mbar
7 pSat      :  7.492    1011.40 mbar
7 pZelle1000:  0.963     127.11 mbar   133 mbar
7 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
7 Flow1     :  2.857    1218.30 sccm
7 Flow2     :  4.730      52.41 sccm     Wasser:     1999.85     2000.00
7 Flow3     :  4.389      26.03 sccm   m-Cresol:       40.05       40.00
7 Flow4     :  0.029       0.00 sccm         NO:        0.00        0.00
7 Flow5     :  0.001       0.00 sccm
7       sumflow   :     1297.89 sccm  1300.00 sccm
7       dosierFlow:     1297.89 sccm  9999.00 sccm
7       flowZelle :       10344  ccm        0  ccm
7 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
7 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [15/7]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 50
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 8.9. 15:52, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
8 Traum     :  0.205     298.14 K
8 Tzelle    :  5.639     399.22 K     300 K
8 Tbad      :  0.001     272.12 K
8 TOHq      :  2.951     291.68 K    21.3731 mbar
8 TReakt    :  3.612     317.72 K     0.8754 mbar
8 pSat      :  7.491    1011.34 mbar
8 pZelle1000:  0.962     127.01 mbar   133 mbar
8 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
8 Flow1     :  2.858    1218.45 sccm
8 Flow2     :  4.729      52.40 sccm     Wasser:     2002.70     2000.00
8 Flow3     :  5.002      29.77 sccm   m-Cresol:       45.66       50.00
8 Flow4     :  0.030       0.00 sccm         NO:        0.00        0.00
8 Flow5     :  0.001       0.00 sccm
8       sumflow   :     1301.78 sccm  1300.00 sccm
8       dosierFlow:     1301.78 sccm  9999.00 sccm
8       flowZelle :       10383  ccm        0  ccm
8 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
8 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [15/8]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 50
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 8.9. 16:27, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
9 Traum     :  0.204     298.02 K
9 Tzelle    :  5.639     399.24 K     300 K
9 Tbad      :  0.001     272.12 K
9 TOHq      :  2.952     291.71 K    21.4101 mbar
9 TReakt    :  3.612     317.72 K     0.8756 mbar
9 pSat      :  7.493    1011.55 mbar
9 pZelle1000:  0.962     127.05 mbar   133 mbar
9 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
9 Flow1     :  2.857    1218.33 sccm
9 Flow2     :  4.730      52.41 sccm     Wasser:     2007.05     2000.00
9 Flow3     :  5.002      29.77 sccm   m-Cresol:       45.68       50.00
9 Flow4     :  0.029       0.00 sccm         NO:        0.00        0.00
9 Flow5     :  0.000       0.00 sccm
9       sumflow   :     1301.67 sccm  1300.00 sccm
9       dosierFlow:     1301.67 sccm  9999.00 sccm
9       flowZelle :       10379  ccm        0  ccm
9 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
9 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [15/9]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 40
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 8.9. 17:01, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
10 Traum     :  0.204     298.08 K
10 Tzelle    :  5.639     399.24 K     300 K
10 Tbad      :  0.001     272.12 K
10 TOHq      :  2.954     291.76 K    21.4898 mbar
10 TReakt    :  3.611     317.71 K     0.8751 mbar
10 pSat      :  7.495    1011.77 mbar
10 pZelle1000:  0.962     127.03 mbar   133 mbar
10 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
10 Flow1     :  2.858    1218.56 sccm
10 Flow2     :  4.688      51.95 sccm     Wasser:     2002.05     2000.00
10 Flow3     :  4.389      26.03 sccm   m-Cresol:       40.02       40.00
10 Flow4     :  0.029       0.00 sccm         NO:        0.00        0.00
10 Flow5     :  0.000       0.00 sccm
10       sumflow   :     1297.69 sccm  1300.00 sccm
10       dosierFlow:     1297.69 sccm  9999.00 sccm
10       flowZelle :       10349  ccm        0  ccm
10 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
10 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [15/10]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 30
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 8.9. 17:36, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
11 Traum     :  0.206     298.29 K
11 Tzelle    :  5.639     399.24 K     300 K
11 Tbad      :  0.001     272.13 K
11 TOHq      :  2.954     291.76 K    21.4898 mbar
11 TReakt    :  3.612     317.72 K     0.8754 mbar
11 pSat      :  7.496    1011.92 mbar
11 pZelle1000:  0.963     127.07 mbar   133 mbar
11 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
11 Flow1     :  2.895    1234.48 sccm
11 Flow2     :  4.728      52.39 sccm     Wasser:     2004.02     2000.00
11 Flow3     :  3.325      19.62 sccm   m-Cresol:       29.95       30.00
11 Flow4     :  0.028       0.00 sccm         NO:        0.00        0.00
11 Flow5     : -0.000       0.00 sccm
11       sumflow   :     1307.64 sccm  1300.00 sccm
11       dosierFlow:     1307.64 sccm  9999.00 sccm
11       flowZelle :       10425  ccm        0  ccm
11 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
11 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [15/11]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 20
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 8.9. 18:10, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
12 Traum     :  0.206     298.35 K
12 Tzelle    :  5.639     399.23 K     300 K
12 Tbad      :  0.001     272.15 K
12 TOHq      :  2.956     291.86 K    21.6132 mbar
12 TReakt    :  3.611     317.71 K     0.8751 mbar
12 pSat      :  7.496    1011.97 mbar
12 pZelle1000:  0.962     127.02 mbar   133 mbar
12 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
12 Flow1     :  2.895    1234.34 sccm
12 Flow2     :  4.688      51.94 sccm     Wasser:     2008.72     2000.00
12 Flow3     :  2.218      13.06 sccm   m-Cresol:       20.03       20.00
12 Flow4     :  0.027       0.00 sccm         NO:        0.00        0.00
12 Flow5     : -0.001       0.00 sccm
12       sumflow   :     1300.48 sccm  1300.00 sccm
12       dosierFlow:     1300.48 sccm  9999.00 sccm
12       flowZelle :       10372  ccm        0  ccm
12 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
12 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [15/12]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 10
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 8.9. 18:45, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
13 Traum     :  0.205     298.22 K
13 Tzelle    :  5.639     399.25 K     300 K
13 Tbad      :  0.001     272.15 K
13 TOHq      :  2.956     291.87 K    21.6276 mbar
13 TReakt    :  3.612     317.72 K     0.8758 mbar
13 pSat      :  7.499    1012.35 mbar
13 pZelle1000:  0.963     127.12 mbar   133 mbar
13 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
13 Flow1     :  2.894    1234.05 sccm
13 Flow2     :  4.646      51.48 sccm     Wasser:     2004.41     2000.00
13 Flow3     :  1.075       6.42 sccm   m-Cresol:        9.91       10.00
13 Flow4     :  0.028       0.00 sccm         NO:        0.00        0.00
13 Flow5     :  0.000       0.00 sccm
13       sumflow   :     1293.08 sccm  1300.00 sccm
13       dosierFlow:     1293.08 sccm  9999.00 sccm
13       flowZelle :       10304  ccm        0  ccm
13 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
13 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [15/13]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 5
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 8.9. 19:20, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
14 Traum     :  0.205     298.20 K
14 Tzelle    :  5.639     399.24 K     300 K
14 Tbad      :  0.001     272.17 K
14 TOHq      :  2.956     291.84 K    21.5903 mbar
14 TReakt    :  3.611     317.71 K     0.8746 mbar
14 pSat      :  7.503    1012.87 mbar
14 pZelle1000:  0.962     126.96 mbar   133 mbar
14 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
14 Flow1     :  2.937    1252.28 sccm
14 Flow2     :  4.690      51.97 sccm     Wasser:     1992.14     2000.00
14 Flow3     :  0.550       3.40 sccm   m-Cresol:        5.18        5.00
14 Flow4     :  0.028       0.00 sccm         NO:        0.00        0.00
14 Flow5     : -0.000       0.00 sccm
14       sumflow   :     1308.79 sccm  1300.00 sccm
14       dosierFlow:     1308.79 sccm  9999.00 sccm
14       flowZelle :       10443  ccm        0  ccm
14 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
14 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [15/14]
      BatReturn  [SP=2]
   WartDauer 1200
   SolltEnd 5 [4096*1.221 ms]
   SollSweeps 50
   SollcReakt 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 8.9. 19:55, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
15 Traum     :  0.203     297.92 K
15 Tzelle    :  5.638     399.21 K     300 K
15 Tbad      : -0.001     271.86 K
15 TOHq      :  2.954     291.78 K    21.5071 mbar
15 TReakt    :  3.611     317.69 K     0.8738 mbar
15 pSat      :  7.503    1012.94 mbar
15 pZelle1000:  0.958     126.43 mbar   133 mbar
15 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
15 Flow1     :  2.935    1251.42 sccm
15 Flow2     :  4.729      52.40 sccm     Wasser:     1998.54     2000.00
15 Flow3     : -0.009       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
15 Flow4     :  0.031       0.00 sccm         NO:        0.00        0.00
15 Flow5     : -0.001       0.00 sccm
15       sumflow   :     1304.97 sccm  1300.00 sccm
15       dosierFlow:     1304.97 sccm  9999.00 sccm
15       flowZelle :       10455  ccm        0  ccm
15 4096*Dwell= 5.001 s    50 Sweeps
15 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [15/15]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 8.9. 20:21, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
16 Traum     :  0.204     298.05 K
16 Tzelle    :  5.638     399.20 K     300 K
16 Tbad      : -0.001     271.88 K
16 TOHq      :  2.954     291.76 K    21.4888 mbar
16 TReakt    :  3.611     317.69 K     0.8733 mbar
16 pSat      :  7.506    1013.33 mbar
16 pZelle1000:  0.957     126.33 mbar   133 mbar
16 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
16 Flow1     :  2.935    1251.29 sccm
16 Flow2     :  4.771      52.87 sccm     Wasser:     2011.70     2000.00
16 Flow3     : -0.004       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
16 Flow4     :  0.030       0.00 sccm         NO:        0.00        0.00
16 Flow5     : -0.001       0.00 sccm
16       sumflow   :     1305.30 sccm  1300.00 sccm
16       dosierFlow:     1305.30 sccm  9999.00 sccm
16       flowZelle :       10467  ccm        0  ccm
16 4096*Dwell= 5.001 s    50 Sweeps
16 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [15/16]
      BatReturn  [SP=2]
   BatReturn  [SP=1]
DosBefehl :
