SaveOpen cresol16.dec 16 [bereit fr 16/1]
BatGosub std [SP=2]
   Inert Argon
   OHq Wasser
   Reakt m-Cresol
   Scav O2 0.2
   Reakt3 NC 0
   SollSumflow 1300
   SollFlowZelle 0 9999
   WartDauer 300
   SollcOHq 2000
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   SollSweeps 50
   SollblFrequ 0.25
   SollBlEnergie 2.4
   SolltEnd 5 [4096*1.221 ms]
   SollTzelle 300
   SollpZelle 133
   SollTrohr 299
   BatReturn  [SP=1]
SollcScav 5000
EinstKonz 
SollcScav 20000
EinstKonz 
SollcScav 2000
SollcScav 2000
EinstKonz 
SollcScav 10000
EinstKonz 
SollcScav 15000
EinstKonz 
SollcScav 13000
EinstKonz 
SollcScav 14000
EinstKonz 
SollcScav 12000
EinstKonz 
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
SollcScav 14000
EinstKonz 
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
SollcScav 13000
EinstKonz 
ZeigeZeit  [9.9. 16:25]
ZeigeAntoine [
  8.610  1948  -24.1    Wasser(0-19 Grad),
  8.150  2124  -59.0    m-cresol(C7H8O, St ]
ZeigeCalib [
        name   ad   da   io  offset   gain linear.    Bemerkung
       traum   16   -1   -1  273.50 120.400 0.0000  RTD(0!!!..600ø)
  tzellpt100   15   -1   -1  174.80  39.800 0.0000  RTD(-100..100ø)
        tbad   13   -1   -1  272.00 125.000 0.0000  K 20 -Thermostat
        tohq   17   -1   -1  174.80  39.600 0.0000  RTD(-100..100ø)
      treakt   18   -1   -1  174.70  39.600 0.0000  RTD(-100..100ø)
  pzelle1000    5   -1   -1    0.00 132.000 0.0000  MKS(0..1000mbar)
    pzelle10   -7   -1   -1   -0.30   1.381 0.0000  MKS(0..10torr)
  psetze1000   -1    4 1015    0.00 -266.600 0.0000  Setze Pzelle1000
    psetze10   -1    4  -15   -0.30  -2.000 0.0000  Setze Pzelle10
        psat    6   -1   -1    0.00 135.000 0.0000  MKS(0..1000mbar)
       flow1    0    0   -1   94.03 364.000 10.3230  Bo822527_2  2000Ar
       flow2    1    6    1    1.85  10.240 0.0950   Bo822530_5  50Ar
       flow3    2    8    0    0.28   5.650 0.0491  A_192_89_0065 30Ar
       flow4    3   10    2    0.16   6.757 0.0044  A_192_88_0023 50Ar
       flow5    4    2   -1    0.08  46.910 -0.6557  A_192_82_4885 200Ar
     blitzn2   -1   -1    4    0.00   0.000 0.0000  Magnetventil
   bltrigger   -1   -1   12    0.00   0.000 0.0000  PC30 an Zndspule ]
ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  0.190     296.42 K
Tzelle    :  3.667     320.74 K     300 K
Tbad      :  0.005     272.63 K
TOHq      :  2.895     289.45 K    18.5620 mbar
TReakt    :  3.390     308.93 K     0.4506 mbar
pSat      :  7.538    1017.68 mbar
pZelle1000:  0.961     126.92 mbar   133 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  2.860    1219.41 sccm
Flow2     :  4.451      49.31 sccm     Wasser:     2000.99     2000.00
Flow3     :  0.004       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
Flow4     :  4.385      29.87 sccm         O2:    13049.13    13000.00
Flow5     :  0.270      12.72 sccm
      sumflow   :     1312.22 sccm  1300.00 sccm
      dosierFlow:     1299.50 sccm  9999.00 sccm
      flowZelle :       10474  ccm        0  ccm
4096*Dwell= 5.000 s    50 Sweeps
BlitzFolge= 5.000 s    BlitzEnergie  2.40 J
<any key> ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
Messung  [50(50) Sweeps ab 9.9. 16:26, 0 Fehltrigger]
SaveMeas  [16/1]
Messung  [50(50) Sweeps ab 9.9. 16:32, 0 Fehltrigger]
SaveMeas  [16/2]
SollcScav 0
EinstKonz 
Messung  [50(50) Sweeps ab 9.9. 16:46, 0 Fehltrigger]
SaveMeas  [16/3]
SollcScav 13500
EinstKonz 
EinstKonz 
EinstKonz 
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
Scav O2 .205
EinstKonz 
Messung  [Abbruch von Hand nach 26(50) Sweeps]
SaveMeas  [16/4]
SollcScav 0
EinstKonz 
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
Ende 
SaveOpen cresol16.dec 16 [bereit fr 16/5]
BatGosub std [SP=2]
   Inert Argon
   OHq Wasser
   Reakt m-Cresol
   Scav O2 0.205
   Reakt3 NC 0
   SollSumflow 1300
   SollFlowZelle 0 9999
   WartDauer 300
   SollcOHq 2000
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   SollSweeps 50
   SollblFrequ 0.25
   SollBlEnergie 2.4
   SolltEnd 5 [4096*1.221 ms]
   SollTzelle 300
   SollpZelle 133
   SollTrohr 299
   BatReturn  [SP=1]
ZeigeZeit  [9.9. 17:10]
ZeigeCalib [
        name   ad   da   io  offset   gain linear.    Bemerkung
       traum   16   -1   -1  273.50 120.400 0.0000  RTD(0!!!..600ø)
  tzellpt100   15   -1   -1  174.80  39.800 0.0000  RTD(-100..100ø)
        tbad   13   -1   -1  272.00 125.000 0.0000  K 20 -Thermostat
        tohq   17   -1   -1  174.80  39.600 0.0000  RTD(-100..100ø)
      treakt   18   -1   -1  174.70  39.600 0.0000  RTD(-100..100ø)
  pzelle1000    5   -1   -1    0.00 132.000 0.0000  MKS(0..1000mbar)
    pzelle10   -7   -1   -1   -0.30   1.381 0.0000  MKS(0..10torr)
  psetze1000   -1    4 1015    0.00 -266.600 0.0000  Setze Pzelle1000
    psetze10   -1    4  -15   -0.30  -2.000 0.0000  Setze Pzelle10
        psat    6   -1   -1    0.00 135.000 0.0000  MKS(0..1000mbar)
       flow1    0    0   -1   94.03 364.000 10.3230  Bo822527_2  2000Ar
       flow2    1    6    1    1.85  10.240 0.0950   Bo822530_5  50Ar
       flow3    2    8    0    0.28   5.650 0.0491  A_192_89_0065 30Ar
       flow4    3   10    2   -0.10   0.799 -0.0098  A_192_88_0022 5Ar f
       flow5    4    2   -1    0.08  46.910 -0.6557  A_192_82_4885 200Ar
     blitzn2   -1   -1    4    0.00   0.000 0.0000  Magnetventil
   bltrigger   -1   -1   12    0.00   0.000 0.0000  PC30 an Zndspule ]
SollcScav 1300
EinstKonz 
SollcScav 1500
EinstKonz 
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
SollcScav 2000
EinstKonz 
ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  0.195     297.01 K
Tzelle    :  3.617     318.74 K     300 K
Tbad      :  0.004     272.53 K
TOHq      :  2.913     290.16 K    19.4215 mbar
TReakt    :  3.439     310.88 K     0.5240 mbar
pSat      :  7.540    1017.91 mbar
pZelle1000:  0.961     126.89 mbar   133 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  2.937    1252.06 sccm
Flow2     :  4.243      47.01 sccm     Wasser:     2002.63     2000.00
Flow3     :  0.002       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
Flow4     :  4.991       3.64 sccm         O2:     1633.75     2000.00
Flow5     :  0.278      13.06 sccm
      sumflow   :     1316.68 sccm  1300.00 sccm
      dosierFlow:     1303.62 sccm  9999.00 sccm
      flowZelle :       10512  ccm        0  ccm
4096*Dwell= 5.000 s    50 Sweeps
BlitzFolge= 5.000 s    BlitzEnergie  2.40 J
<any key> ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
Messung  [Abbruch von Hand nach 22(50) Sweeps]
SaveMeas  [16/5]
DosBefehl :t w.
Ende 
SaveOpen cresol16.dec 16 [bereit fr 16/6]
BatGosub std [SP=2]
   Inert Argon
   OHq Wasser
   Reakt m-Cresol
   Scav O2 0.205
   Reakt3 NC 0
   SollSumflow 1300
   SollFlowZelle 0 9999
   WartDauer 300
   SollcOHq 2000
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   SollSweeps 50
   SollblFrequ 0.25
   SollBlEnergie 2.4
   SolltEnd 5 [4096*1.221 ms]
   SollTzelle 300
   SollpZelle 133
   SollTrohr 299
   BatReturn  [SP=1]
SollcScav 100
EinstKonz 
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
SollcScav 0
EinstKonz 
SollcScav 1600
EinstKonz 
DosBefehl :t w.
SollcScav 0
EinstKonz 
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
DosBefehl :t w.
DosBefehl :t w.
[
SolltEnd 5  SollSweeps 30
                 SollcReakt   0   BatGosub m
WartDauer  300                    BatGosub m
                 SollcScav 1600   BatGosub m
                 SollcScav  100   BatGosub m
                 SollcScav 1600   BatGosub m
                 SollcScav  100   BatGosub m
SolltEnd 2  SollSweeps 200
WartDauer 1200   SollcReakt   2
                 SollcScav  100   BatGosub m
WartDauer  300
SolltEnd 1       SollcScav  200   BatGosub m
                 SollcScav  300   BatGosub m
                 SollcScav  400   BatGosub m
                 SollcScav  500   BatGosub m
                 SollcScav 1000   BatGosub m
                 SollcScav 1600   BatGosub m
                 SollcScav 1000   BatGosub m
                 SollcScav  500   BatGosub m
                 SollcScav  300   BatGosub m
                 SollcScav  200   BatGosub m
SolltEnd 2       SollcScav  100   BatGosub m
                 SollcScav   0    BatGosub m
                 SollcScav   0    BatGosub m
WartDauer 1200  SolltEnd 5   SollSweeps 30
SollcReakt    0    BatGosub m
SollcReakt    0    BatGosub m
]
WartDauer 600
BatGosub w. [SP=2]
   SolltEnd 5 [4096*1.221 ms]
   SollSweeps 30
   SollcReakt 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [30(30) Sweeps ab 9.9. 18:09, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
6 Traum     :  0.197     297.22 K
6 Tzelle    :  3.624     319.02 K     300 K
6 Tbad      :  0.001     272.11 K
6 TOHq      :  2.922     290.53 K    19.8794 mbar
6 TReakt    :  3.438     310.84 K     0.5224 mbar
6 pSat      :  7.539    1017.82 mbar
6 pZelle1000:  0.956     126.20 mbar   133 mbar
6 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
6 Flow1     :  2.935    1251.32 sccm
6 Flow2     :  4.160      46.10 sccm     Wasser:     2006.68     2000.00
6 Flow3     :  0.002       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
6 Flow4     :  0.034       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
6 Flow5     :  0.275      12.91 sccm
6       sumflow   :     1311.25 sccm  1300.00 sccm
6       dosierFlow:     1298.34 sccm  9999.00 sccm
6       flowZelle :       10526  ccm        0  ccm
6 4096*Dwell= 5.001 s    30 Sweeps
6 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/6]
      BatReturn  [SP=2]
   WartDauer 300
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [30(30) Sweeps ab 9.9. 18:18, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
7 Traum     :  0.198     297.28 K
7 Tzelle    :  3.628     319.18 K     300 K
7 Tbad      :  0.001     272.13 K
7 TOHq      :  2.922     290.50 K    19.8410 mbar
7 TReakt    :  3.438     310.84 K     0.5225 mbar
7 pSat      :  7.540    1017.96 mbar
7 pZelle1000:  0.950     125.44 mbar   133 mbar
7 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
7 Flow1     :  2.975    1268.14 sccm
7 Flow2     :  4.161      46.10 sccm     Wasser:     1964.64     2000.00
7 Flow3     :  0.002       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
7 Flow4     :  0.036       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
7 Flow5     :  0.273      12.85 sccm
7       sumflow   :     1328.01 sccm  1300.00 sccm
7       dosierFlow:     1315.16 sccm  9999.00 sccm
7       flowZelle :       10725  ccm        0  ccm
7 4096*Dwell= 5.001 s    30 Sweeps
7 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/7]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 1600
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [30(30) Sweeps ab 9.9. 18:27, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
8 Traum     :  0.199     297.45 K
8 Tzelle    :  3.628     319.20 K     300 K
8 Tbad      :  0.004     272.50 K
8 TOHq      :  2.923     290.54 K    19.9018 mbar
8 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5239 mbar
8 pSat      :  7.542    1018.16 mbar
8 pZelle1000:  0.965     127.36 mbar   133 mbar
8 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
8 Flow1     :  2.936    1251.78 sccm
8 Flow2     :  4.120      45.65 sccm     Wasser:     2000.86     2000.00
8 Flow3     :  0.000       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
8 Flow4     :  4.865       3.55 sccm         O2:     1599.80     1600.00
8 Flow5     :  0.274      12.87 sccm
8       sumflow   :     1314.77 sccm  1300.00 sccm
8       dosierFlow:     1301.90 sccm  9999.00 sccm
8       flowZelle :       10457  ccm        0  ccm
8 4096*Dwell= 5.001 s    30 Sweeps
8 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/8]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 100
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [30(30) Sweeps ab 9.9. 18:36, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
9 Traum     :  0.199     297.45 K
9 Tzelle    :  3.628     319.19 K     300 K
9 Tbad      :  0.004     272.54 K
9 TOHq      :  2.924     290.58 K    19.9432 mbar
9 TReakt    :  3.439     310.88 K     0.5241 mbar
9 pSat      :  7.542    1018.15 mbar
9 pZelle1000:  0.964     127.22 mbar   133 mbar
9 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
9 Flow1     :  2.935    1251.14 sccm
9 Flow2     :  4.120      45.65 sccm     Wasser:     2008.91     2000.00
9 Flow3     :  0.000       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
9 Flow4     :  0.411       0.22 sccm         O2:      100.22      100.00
9 Flow5     :  0.275      12.91 sccm
9       sumflow   :     1310.83 sccm  1300.00 sccm
9       dosierFlow:     1297.92 sccm  9999.00 sccm
9       flowZelle :       10438  ccm        0  ccm
9 4096*Dwell= 5.001 s    30 Sweeps
9 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/9]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 1600
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [30(30) Sweeps ab 9.9. 18:45, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
10 Traum     :  0.198     297.33 K
10 Tzelle    :  3.628     319.18 K     300 K
10 Tbad      :  0.004     272.51 K
10 TOHq      :  2.924     290.58 K    19.9456 mbar
10 TReakt    :  3.439     310.88 K     0.5243 mbar
10 pSat      :  7.543    1018.27 mbar
10 pZelle1000:  0.954     125.86 mbar   133 mbar
10 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
10 Flow1     :  2.936    1251.66 sccm
10 Flow2     :  4.121      45.66 sccm     Wasser:     1981.98     2000.00
10 Flow3     :  0.001       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
10 Flow4     :  4.865       3.55 sccm         O2:     1581.09     1600.00
10 Flow5     :  0.275      12.93 sccm
10       sumflow   :     1314.72 sccm  1300.00 sccm
10       dosierFlow:     1301.79 sccm  9999.00 sccm
10       flowZelle :       10581  ccm        0  ccm
10 4096*Dwell= 5.001 s    30 Sweeps
10 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/10]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 100
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [30(30) Sweeps ab 9.9. 18:54, 1 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
11 Traum     :  0.200     297.57 K
11 Tzelle    :  3.628     319.18 K     300 K
11 Tbad      :  0.004     272.53 K
11 TOHq      :  2.924     290.60 K    19.9708 mbar
11 TReakt    :  3.439     310.88 K     0.5240 mbar
11 pSat      :  7.543    1018.29 mbar
11 pZelle1000:  0.960     126.68 mbar   133 mbar
11 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
11 Flow1     :  2.935    1251.23 sccm
11 Flow2     :  4.120      45.65 sccm     Wasser:     2002.54     2000.00
11 Flow3     :  0.000       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
11 Flow4     :  0.412       0.22 sccm         O2:       99.90      100.00
11 Flow5     :  0.275      12.95 sccm
11       sumflow   :     1310.95 sccm  1300.00 sccm
11       dosierFlow:     1298.01 sccm  9999.00 sccm
11       flowZelle :       10483  ccm        0  ccm
11 4096*Dwell= 5.001 s    30 Sweeps
11 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/11]
      BatReturn  [SP=2]
   SolltEnd 2 [4096*0.488 ms]
   SollSweeps 200
   WartDauer 1200
   SollcReakt 2
   SollcScav 100
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 9.9. 19:19, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
12 Traum     :  0.200     297.59 K
12 Tzelle    :  3.629     319.23 K     300 K
12 Tbad      :  0.006     272.77 K
12 TOHq      :  2.927     290.70 K    20.1004 mbar
12 TReakt    :  3.440     310.93 K     0.5260 mbar
12 pSat      :  7.548    1019.04 mbar
12 pZelle1000:  0.970     128.08 mbar   133 mbar
12 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
12 Flow1     :  2.976    1268.90 sccm
12 Flow2     :  4.080      45.22 sccm     Wasser:     1988.08     2000.00
12 Flow3     :  0.259       1.75 sccm   m-Cresol:        1.98        2.00
12 Flow4     :  0.419       0.23 sccm         O2:      102.05      100.00
12 Flow5     :  0.276      13.00 sccm
12       sumflow   :     1330.01 sccm  1300.00 sccm
12       dosierFlow:     1317.01 sccm  9999.00 sccm
12       flowZelle :       10520  ccm        0  ccm
12 4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
12 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/12]
      BatReturn  [SP=2]
   WartDauer 300
   SolltEnd 1 [4096*0.244 ms]
   SollcScav 200
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 9.9. 19:38, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
13 Traum     :  0.200     297.58 K
13 Tzelle    :  3.629     319.23 K     300 K
13 Tbad      :  0.006     272.78 K
13 TOHq      :  2.927     290.72 K    20.1287 mbar
13 TReakt    :  3.440     310.92 K     0.5256 mbar
13 pSat      :  7.550    1019.20 mbar
13 pZelle1000:  0.969     127.92 mbar   133 mbar
13 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
13 Flow1     :  2.976    1268.57 sccm
13 Flow2     :  4.078      45.19 sccm     Wasser:     1986.97     2000.00
13 Flow3     :  0.264       1.78 sccm   m-Cresol:        2.00        2.00
13 Flow4     :  0.700       0.45 sccm         O2:      201.04      200.00
13 Flow5     :  0.277      13.02 sccm
13       sumflow   :     1329.91 sccm  1300.00 sccm
13       dosierFlow:     1316.89 sccm  9999.00 sccm
13       flowZelle :       10532  ccm        0  ccm
13 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
13 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/13]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 300
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 9.9. 19:58, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
14 Traum     :  0.200     297.56 K
14 Tzelle    :  3.629     319.24 K     300 K
14 Tbad      :  0.006     272.78 K
14 TOHq      :  2.927     290.73 K    20.1307 mbar
14 TReakt    :  3.440     310.92 K     0.5258 mbar
14 pSat      :  7.551    1019.42 mbar
14 pZelle1000:  0.970     127.98 mbar   133 mbar
14 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
14 Flow1     :  2.976    1268.73 sccm
14 Flow2     :  4.039      44.75 sccm     Wasser:     1968.72     2000.00
14 Flow3     :  0.261       1.76 sccm   m-Cresol:        1.99        2.00
14 Flow4     :  0.986       0.67 sccm         O2:      301.56      300.00
14 Flow5     :  0.278      13.07 sccm
14       sumflow   :     1329.89 sccm  1300.00 sccm
14       dosierFlow:     1316.82 sccm  9999.00 sccm
14       flowZelle :       10526  ccm        0  ccm
14 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
14 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/14]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 400
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 9.9. 20:17, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
15 Traum     :  0.200     297.55 K
15 Tzelle    :  3.629     319.23 K     300 K
15 Tbad      :  0.006     272.78 K
15 TOHq      :  2.927     290.72 K    20.1302 mbar
15 TReakt    :  3.440     310.92 K     0.5258 mbar
15 pSat      :  7.553    1019.68 mbar
15 pZelle1000:  0.962     126.98 mbar   133 mbar
15 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
15 Flow1     :  2.975    1268.33 sccm
15 Flow2     :  4.080      45.21 sccm     Wasser:     1972.12     2000.00
15 Flow3     :  0.257       1.74 sccm   m-Cresol:        1.95        2.00
15 Flow4     :  1.271       0.89 sccm         O2:      397.42      400.00
15 Flow5     :  0.278      13.08 sccm
15       sumflow   :     1330.17 sccm  1300.00 sccm
15       dosierFlow:     1317.08 sccm  9999.00 sccm
15       flowZelle :       10612  ccm        0  ccm
15 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
15 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/15]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 500
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 9.9. 20:37, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
16 Traum     :  0.199     297.48 K
16 Tzelle    :  3.626     319.10 K     300 K
16 Tbad      :  0.006     272.78 K
16 TOHq      :  2.928     290.74 K    20.1556 mbar
16 TReakt    :  3.439     310.90 K     0.5250 mbar
16 pSat      :  7.555    1019.87 mbar
16 pZelle1000:  0.970     127.98 mbar   133 mbar
16 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
16 Flow1     :  2.976    1268.56 sccm
16 Flow2     :  4.079      45.20 sccm     Wasser:     1989.68     2000.00
16 Flow3     :  0.259       1.75 sccm   m-Cresol:        1.97        2.00
16 Flow4     :  1.557       1.11 sccm         O2:      499.03      500.00
16 Flow5     :  0.279      13.13 sccm
16       sumflow   :     1330.67 sccm  1300.00 sccm
16       dosierFlow:     1317.54 sccm  9999.00 sccm
16       flowZelle :       10532  ccm        0  ccm
16 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
16 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/16]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 1000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 9.9. 20:57, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
17 Traum     :  0.199     297.42 K
17 Tzelle    :  3.629     319.22 K     300 K
17 Tbad      :  0.006     272.77 K
17 TOHq      :  2.927     290.70 K    20.1033 mbar
17 TReakt    :  3.440     310.92 K     0.5255 mbar
17 pSat      :  7.555    1019.98 mbar
17 pZelle1000:  0.964     127.27 mbar   133 mbar
17 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
17 Flow1     :  2.976    1268.65 sccm
17 Flow2     :  4.080      45.21 sccm     Wasser:     1970.80     2000.00
17 Flow3     :  0.258       1.75 sccm   m-Cresol:        1.95        2.00
17 Flow4     :  3.033       2.23 sccm         O2:      990.61     1000.00
17 Flow5     :  0.281      13.21 sccm
17       sumflow   :     1331.95 sccm  1300.00 sccm
17       dosierFlow:     1318.74 sccm  9999.00 sccm
17       flowZelle :       10601  ccm        0  ccm
17 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
17 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/17]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 1600
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 9.9. 21:16, 4 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
18 Traum     :  0.199     297.42 K
18 Tzelle    :  3.625     319.09 K     300 K
18 Tbad      :  0.006     272.75 K
18 TOHq      :  2.927     290.71 K    20.1124 mbar
18 TReakt    :  3.440     310.90 K     0.5251 mbar
18 pSat      :  7.556    1020.11 mbar
18 pZelle1000:  0.970     127.99 mbar   133 mbar
18 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
18 Flow1     :  2.976    1268.60 sccm
18 Flow2     :  4.079      45.20 sccm     Wasser:     1981.15     2000.00
18 Flow3     :  0.264       1.78 sccm   m-Cresol:        2.00        2.00
18 Flow4     :  4.870       3.55 sccm         O2:     1587.49     1600.00
18 Flow5     :  0.281      13.23 sccm
18       sumflow   :     1333.27 sccm  1300.00 sccm
18       dosierFlow:     1320.04 sccm  9999.00 sccm
18       flowZelle :       10553  ccm        0  ccm
18 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
18 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/18]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 1000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 9.9. 21:36, 1 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
19 Traum     :  0.198     297.38 K
19 Tzelle    :  3.629     319.22 K     300 K
19 Tbad      :  0.006     272.77 K
19 TOHq      :  2.926     290.65 K    20.0396 mbar
19 TReakt    :  3.440     310.91 K     0.5255 mbar
19 pSat      :  7.556    1020.12 mbar
19 pZelle1000:  0.967     127.66 mbar   133 mbar
19 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
19 Flow1     :  2.976    1268.74 sccm
19 Flow2     :  4.080      45.21 sccm     Wasser:     1970.12     2000.00
19 Flow3     :  0.258       1.75 sccm   m-Cresol:        1.96        2.00
19 Flow4     :  3.033       2.23 sccm         O2:      993.44     1000.00
19 Flow5     :  0.281      13.20 sccm
19       sumflow   :     1332.03 sccm  1300.00 sccm
19       dosierFlow:     1318.83 sccm  9999.00 sccm
19       flowZelle :       10570  ccm        0  ccm
19 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
19 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/19]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 500
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 9.9. 21:56, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
20 Traum     :  0.197     297.19 K
20 Tzelle    :  3.629     319.22 K     300 K
20 Tbad      :  0.006     272.79 K
20 TOHq      :  2.925     290.62 K    19.9966 mbar
20 TReakt    :  3.440     310.92 K     0.5258 mbar
20 pSat      :  7.556    1020.13 mbar
20 pZelle1000:  0.969     127.85 mbar   133 mbar
20 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
20 Flow1     :  2.976    1268.51 sccm
20 Flow2     :  4.078      45.19 sccm     Wasser:     1969.91     2000.00
20 Flow3     :  0.264       1.78 sccm   m-Cresol:        2.00        2.00
20 Flow4     :  1.556       1.11 sccm         O2:      498.12      500.00
20 Flow5     :  0.283      13.29 sccm
20       sumflow   :     1330.80 sccm  1300.00 sccm
20       dosierFlow:     1317.51 sccm  9999.00 sccm
20       flowZelle :       10544  ccm        0  ccm
20 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
20 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/20]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 300
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 9.9. 22:15, 1 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
21 Traum     :  0.196     297.13 K
21 Tzelle    :  3.628     319.21 K     300 K
21 Tbad      :  0.006     272.79 K
21 TOHq      :  2.925     290.61 K    19.9899 mbar
21 TReakt    :  3.440     310.93 K     0.5261 mbar
21 pSat      :  7.557    1020.18 mbar
21 pZelle1000:  0.961     126.85 mbar   133 mbar
21 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
21 Flow1     :  2.976    1268.71 sccm
21 Flow2     :  4.079      45.20 sccm     Wasser:     1954.54     2000.00
21 Flow3     :  0.260       1.76 sccm   m-Cresol:        1.96        2.00
21 Flow4     :  0.986       0.67 sccm         O2:      298.67      300.00
21 Flow5     :  0.283      13.32 sccm
21       sumflow   :     1330.56 sccm  1300.00 sccm
21       dosierFlow:     1317.25 sccm  9999.00 sccm
21       flowZelle :       10625  ccm        0  ccm
21 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
21 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/21]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 200
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 9.9. 22:35, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
22 Traum     :  0.196     297.05 K
22 Tzelle    :  3.628     319.19 K     300 K
22 Tbad      :  0.006     272.78 K
22 TOHq      :  2.924     290.58 K    19.9451 mbar
22 TReakt    :  3.440     310.93 K     0.5261 mbar
22 pSat      :  7.557    1020.14 mbar
22 pZelle1000:  0.968     127.78 mbar   133 mbar
22 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
22 Flow1     :  2.976    1268.64 sccm
22 Flow2     :  4.080      45.21 sccm     Wasser:     1965.24     2000.00
22 Flow3     :  0.259       1.75 sccm   m-Cresol:        1.97        2.00
22 Flow4     :  0.700       0.45 sccm         O2:      200.71      200.00
22 Flow5     :  0.284      13.37 sccm
22       sumflow   :     1330.32 sccm  1300.00 sccm
22       dosierFlow:     1316.96 sccm  9999.00 sccm
22       flowZelle :       10546  ccm        0  ccm
22 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
22 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/22]
      BatReturn  [SP=2]
   SolltEnd 2 [4096*0.488 ms]
   SollcScav 100
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 9.9. 22:54, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
23 Traum     :  0.196     297.08 K
23 Tzelle    :  3.628     319.19 K     300 K
23 Tbad      :  0.006     272.78 K
23 TOHq      :  2.922     290.53 K    19.8842 mbar
23 TReakt    :  3.440     310.93 K     0.5260 mbar
23 pSat      :  7.558    1020.35 mbar
23 pZelle1000:  0.969     127.97 mbar   133 mbar
23 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
23 Flow1     :  2.975    1268.25 sccm
23 Flow2     :  4.122      45.68 sccm     Wasser:     1982.08     2000.00
23 Flow3     :  0.261       1.76 sccm   m-Cresol:        1.98        2.00
23 Flow4     :  0.418       0.23 sccm         O2:      101.76      100.00
23 Flow5     :  0.285      13.37 sccm
23       sumflow   :     1330.19 sccm  1300.00 sccm
23       dosierFlow:     1316.82 sccm  9999.00 sccm
23       flowZelle :       10530  ccm        0  ccm
23 4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
23 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/23]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 9.9. 23:19, 1 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
24 Traum     :  0.195     296.98 K
24 Tzelle    :  3.626     319.12 K     300 K
24 Tbad      :  0.004     272.46 K
24 TOHq      :  2.921     290.47 K    19.8050 mbar
24 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5237 mbar
24 pSat      :  7.556    1020.10 mbar
24 pZelle1000:  0.964     127.27 mbar   133 mbar
24 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
24 Flow1     :  2.975    1268.23 sccm
24 Flow2     :  4.161      46.10 sccm     Wasser:     1981.90     2000.00
24 Flow3     :  0.259       1.75 sccm   m-Cresol:        1.95        2.00
24 Flow4     :  0.044       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
24 Flow5     :  0.285      13.39 sccm
24       sumflow   :     1330.39 sccm  1300.00 sccm
24       dosierFlow:     1317.00 sccm  9999.00 sccm
24       flowZelle :       10589  ccm        0  ccm
24 4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
24 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/24]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 9.9. 23:39, 2 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
25 Traum     :  0.195     296.94 K
25 Tzelle    :  3.626     319.12 K     300 K
25 Tbad      :  0.004     272.45 K
25 TOHq      :  2.920     290.43 K    19.7586 mbar
25 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5238 mbar
25 pSat      :  7.558    1020.27 mbar
25 pZelle1000:  0.964     127.25 mbar   133 mbar
25 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
25 Flow1     :  2.975    1268.26 sccm
25 Flow2     :  4.160      46.09 sccm     Wasser:     1976.14     2000.00
25 Flow3     :  0.263       1.77 sccm   m-Cresol:        1.98        2.00
25 Flow4     :  0.047       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
25 Flow5     :  0.285      13.39 sccm
25       sumflow   :     1330.43 sccm  1300.00 sccm
25       dosierFlow:     1317.04 sccm  9999.00 sccm
25       flowZelle :       10591  ccm        0  ccm
25 4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
25 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/25]
      BatReturn  [SP=2]
   WartDauer 1200
   SolltEnd 5 [4096*1.221 ms]
   SollSweeps 30
   SollcReakt 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [30(30) Sweeps ab 10.9. 0:14, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
26 Traum     :  0.192     296.65 K
26 Tzelle    :  3.625     319.09 K     300 K
26 Tbad      :  0.001     272.14 K
26 TOHq      :  2.919     290.40 K    19.7199 mbar
26 TReakt    :  3.438     310.85 K     0.5229 mbar
26 pSat      :  7.555    1019.93 mbar
26 pZelle1000:  0.959     126.54 mbar   133 mbar
26 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
26 Flow1     :  2.974    1267.97 sccm
26 Flow2     :  4.203      46.57 sccm     Wasser:     1984.65     2000.00
26 Flow3     : -0.004       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
26 Flow4     :  0.051       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
26 Flow5     :  0.285      13.40 sccm
26       sumflow   :     1328.85 sccm  1300.00 sccm
26       dosierFlow:     1315.45 sccm  9999.00 sccm
26       flowZelle :       10638  ccm        0  ccm
26 4096*Dwell= 5.001 s    30 Sweeps
26 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/26]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [30(30) Sweeps ab 10.9. 0:39, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
27 Traum     :  0.192     296.64 K
27 Tzelle    :  3.625     319.08 K     300 K
27 Tbad      :  0.001     272.15 K
27 TOHq      :  2.918     290.33 K    19.6389 mbar
27 TReakt    :  3.438     310.86 K     0.5231 mbar
27 pSat      :  7.555    1019.95 mbar
27 pZelle1000:  0.954     125.90 mbar   133 mbar
27 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
27 Flow1     :  2.974    1268.00 sccm
27 Flow2     :  4.202      46.56 sccm     Wasser:     1966.09     2000.00
27 Flow3     : -0.000       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
27 Flow4     :  0.051       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
27 Flow5     :  0.285      13.39 sccm
27       sumflow   :     1328.87 sccm  1300.00 sccm
27       dosierFlow:     1315.48 sccm  9999.00 sccm
27       flowZelle :       10692  ccm        0  ccm
27 4096*Dwell= 5.001 s    30 Sweeps
27 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [16/27]
      BatReturn  [SP=2]
   BatReturn  [SP=1]
DosBefehl :
