SaveOpen cresol2.dec 2 [bereit fr 2/1]
ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
1 Traum     :  0.198     297.37 K
1 Tzelle    :  2.946     292.04 K     300 K
1 Tbad      :  0.004     272.46 K
1 TOHq      :  3.067     296.25 K    28.3323 mbar
1 TReakt    :  3.438     310.86 K     0.5233 mbar
1 pSat      :  7.481    1009.87 mbar
1 pZelle1000:  0.969     127.87 mbar   133 mbar
1 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
1 Flow1     :  2.975    1268.34 sccm
1 Flow2     :  2.530      28.36 sccm     Wasser:     1997.95     2000.00
1 Flow3     :  1.290       1.59 sccm   m-Cresol:        2.02        2.00
1 Flow4     :  4.739     189.70 sccm        NO2:        0.00        0.00
1 Flow5     :  4.312     190.16 sccm
1       sumflow   :     1299.58 sccm  1300.00 sccm
1       dosierFlow:     1109.42 sccm  9999.00 sccm
1       flowZelle :       10296  ccm        0  ccm
1 4096*Dwell= 5.001 s    50 Sweeps
1 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.00 J
<any key> ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
BatMsg  [Variation der Blitzenergie]
SolltEnd 1 [4096*0.244 ms]
Messung  [50(50) Sweeps ab 12.8. 14:43, 0 Fehltrigger]
SaveMeas  [2/1]
SollcReakt 1
EinstKonz 
ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  0.201     297.66 K
Tzelle    :  2.954     292.38 K     300 K
Tbad      :  0.005     272.67 K
TOHq      :  3.069     296.31 K    28.4363 mbar
TReakt    :  3.439     310.90 K     0.5250 mbar
pSat      :  7.483    1010.17 mbar
pZelle1000:  0.975     128.67 mbar   133 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  2.979    1269.99 sccm
Flow2     :  2.527      28.34 sccm     Wasser:     2012.01     2000.00
Flow3     :  0.595       0.81 sccm   m-Cresol:        1.03        1.00
Flow4     :  4.741     189.76 sccm        NO2:        0.00        0.00
Flow5     :  4.313     190.20 sccm
      sumflow   :     1300.40 sccm  1300.00 sccm
      dosierFlow:     1110.20 sccm  9999.00 sccm
      flowZelle :       10238  ccm        0  ccm
4096*Dwell= 0.999 s    50 Sweeps
BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J
<any key> ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
SollSweeps 100
SolltEnd .5 [4096*0.122 ms]
Messung  [Abbruch von Hand nach 62(100) Sweeps]
SaveMeas  [2/2]
SollBlEnergie 3
SollBlEnergie 3
Messung  [100(100) Sweeps ab 12.8. 14:58, 0 Fehltrigger]
SaveMeas  [2/3]
SollBlEnergie 4
SollBlEnergie 4
Messung  [Abbruch von Hand nach 53(100) Sweeps]
SaveMeas  [2/4]
SollBlEnergie 5.4
EinstKonz 
ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  0.202     297.85 K
Tzelle    :  2.978     293.31 K     300 K
Tbad      :  0.005     272.67 K
TOHq      :  3.072     296.45 K    28.6767 mbar
TReakt    :  3.439     310.89 K     0.5245 mbar
pSat      :  7.483    1010.18 mbar
pZelle1000:  0.974     128.62 mbar   133 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  2.977    1269.27 sccm
Flow2     :  2.482      27.85 sccm     Wasser:     1989.61     2000.00
Flow3     :  0.598       0.81 sccm   m-Cresol:        1.04        1.00
Flow4     :  4.740     189.72 sccm        NO2:        0.00        0.00
Flow5     :  4.307     189.94 sccm
      sumflow   :     1298.96 sccm  1300.00 sccm
      dosierFlow:     1109.02 sccm  9999.00 sccm
      flowZelle :       10230  ccm        0  ccm
4096*Dwell= 0.500 s    100 Sweeps
BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  5.40 J
<any key> ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
Messung  [Abbruch von Hand nach 27(100) Sweeps]
SaveMeas  [2/5]
SollBlEnergie 5
Messung  [Abbruch von Hand nach 55(100) Sweeps]
SaveMeas  [2/6]
SollBlEnergie 3.5
Messung  [100(100) Sweeps ab 12.8. 15:19, 0 Fehltrigger]
SaveMeas  [2/7]
EinstKonz 
ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  0.202     297.86 K
Tzelle    :  2.992     293.90 K     300 K
Tbad      :  0.005     272.66 K
TOHq      :  3.074     296.51 K    28.7825 mbar
TReakt    :  3.439     310.90 K     0.5249 mbar
pSat      :  7.484    1010.35 mbar
pZelle1000:  0.974     128.61 mbar   133 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  2.977    1269.05 sccm
Flow2     :  2.486      27.89 sccm     Wasser:     1995.65     2000.00
Flow3     :  0.594       0.81 sccm   m-Cresol:        1.03        1.00
Flow4     :  4.740     189.71 sccm        NO2:        0.00        0.00
Flow5     :  4.315     190.30 sccm
      sumflow   :     1299.17 sccm  1300.00 sccm
      dosierFlow:     1108.87 sccm  9999.00 sccm
      flowZelle :       10233  ccm        0  ccm
4096*Dwell= 0.500 s    100 Sweeps
BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  3.50 J
<any key> ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
SollBlEnergie 2.5
Messung  [100(100) Sweeps ab 12.8. 15:27, 0 Fehltrigger]
SaveMeas  [2/8]
SollBlEnergie 1.5
Messung  [Abbruch wg Fehltrigger nach 14(100) Sweeps19 Fehltrigger]
SollBlEnergie 2
EinstKonz 
ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
9 Traum     :  0.204     298.03 K
9 Tzelle    :  3.004     294.34 K     300 K
9 Tbad      :  0.005     272.67 K
9 TOHq      :  3.076     296.60 K    28.9367 mbar
9 TReakt    :  3.439     310.89 K     0.5245 mbar
9 pSat      :  7.483    1010.15 mbar
9 pZelle1000:  0.974     128.60 mbar   133 mbar
9 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
9 Flow1     :  2.977    1269.15 sccm
9 Flow2     :  2.489      27.93 sccm     Wasser:     2006.33     2000.00
9 Flow3     :  0.597       0.81 sccm   m-Cresol:        1.03        1.00
9 Flow4     :  4.739     189.69 sccm        NO2:        0.00        0.00
9 Flow5     :  4.310     190.09 sccm
9       sumflow   :     1299.11 sccm  1300.00 sccm
9       dosierFlow:     1109.02 sccm  9999.00 sccm
9       flowZelle :       10234  ccm        0  ccm
9 4096*Dwell= 0.500 s    100 Sweeps
9 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J
<any key> ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
Messung  [100(100) Sweeps ab 12.8. 15:40, 2 Fehltrigger]
SaveMeas  [2/9]
DosBefehl :
[
wartDauer 1800
(*
ProtIstWerte  wartAnfang  wartwarte
ProtIstWerte  wartAnfang  wartwarte
ProtIstWerte  wartAnfang  wartwarte
ProtIstWerte  wartAnfang  wartwarte
*)
                   SollcScav 0
WartDauer 1200
Sollsweeps 50   SolltEnd 5
SollcReakt    0    BatGosub m
SollcReakt    0    Batgosub m
Sollsweeps 200  SolltEnd 1
SollcReakt 0.6    BatGosub m
SollcReakt 1.0    BatGosub m
SollcReakt 2.0    BatGosub m
Sollsweeps 300  SolltEnd 0.5
SollcReakt 3.0    BatGosub m
SollcReakt 4.0    BatGosub m
SollcReakt 5.0    BatGosub m
SollcReakt 6.0    BatGosub m
SollcReakt 6.0    BatGosub m
SollcReakt 5.0    BatGosub m
SollcReakt 4.0    BatGosub m
SollcReakt 3.0    BatGosub m
Sollsweeps 200  SolltEnd 1
SollcReakt 2.0    BatGosub m
SollcReakt 1.0    BatGosub m
SollcReakt 0.6    BatGosub m
Sollsweeps  50  SolltEnd 5
SollcReakt    0    BatGosub m
SollcReakt    0    Batgosub m
]
DosBefehl :t cresol2.prt
N2off 
SollcReakt 0
EinstKonz 
ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  0.203     297.92 K
Tzelle    :  3.023     295.13 K     300 K
Tbad      :  0.002     272.21 K
TOHq      :  3.076     296.60 K    28.9295 mbar
TReakt    :  3.437     310.81 K     0.5211 mbar
pSat      :  7.477    1009.36 mbar
pZelle1000:  0.962     126.99 mbar   133 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  2.975    1268.14 sccm
Flow2     :  2.532      28.39 sccm     Wasser:     2011.34     2000.00
Flow3     :  0.104       0.24 sccm   m-Cresol:        0.30        0.00
Flow4     :  4.739     189.66 sccm        NO2:        0.00        0.00
Flow5     :  4.312     190.17 sccm
      sumflow   :     1298.12 sccm  1300.00 sccm
      dosierFlow:     1107.95 sccm  9999.00 sccm
      flowZelle :       10355  ccm        0  ccm
4096*Dwell= 0.500 s    100 Sweeps
BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J
<any key> ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
BatGosub w. [SP=2]
   WartDauer 1800
   SollcScav 0
   WartDauer 1200
   SollSweeps 50
   SolltEnd 5 [4096*1.221 ms]
   SollcReakt 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 12.8. 16:30, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
10 Traum     :  0.202     297.80 K
10 Tzelle    :  3.039     295.75 K     300 K
10 Tbad      :  0.002     272.22 K
10 TOHq      :  3.078     296.70 K    29.1037 mbar
10 TReakt    :  3.437     310.81 K     0.5214 mbar
10 pSat      :  7.475    1009.15 mbar
10 pZelle1000:  0.965     127.44 mbar   133 mbar
10 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
10 Flow1     :  2.974    1267.70 sccm
10 Flow2     :  2.491      27.95 sccm     Wasser:     1997.51     2000.00
10 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
10 Flow4     :  4.739     189.69 sccm        NO2:        0.00        0.00
10 Flow5     :  4.311     190.13 sccm
10       sumflow   :     1296.92 sccm  1300.00 sccm
10       dosierFlow:     1106.79 sccm  9999.00 sccm
10       flowZelle :       10309  ccm        0  ccm
10 4096*Dwell= 5.001 s    50 Sweeps
10 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/10]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 12.8. 16:56, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
11 Traum     :  0.202     297.82 K
11 Tzelle    :  3.047     296.08 K     300 K
11 Tbad      :  0.002     272.23 K
11 TOHq      :  3.078     296.70 K    29.1011 mbar
11 TReakt    :  3.437     310.81 K     0.5213 mbar
11 pSat      :  7.473    1008.92 mbar
11 pZelle1000:  0.966     127.51 mbar   133 mbar
11 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
11 Flow1     :  2.975    1268.09 sccm
11 Flow2     :  2.490      27.93 sccm     Wasser:     1995.06     2000.00
11 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
11 Flow4     :  4.740     189.71 sccm        NO2:        0.00        0.00
11 Flow5     :  4.312     190.15 sccm
11       sumflow   :     1297.30 sccm  1300.00 sccm
11       dosierFlow:     1107.15 sccm  9999.00 sccm
11       flowZelle :       10306  ccm        0  ccm
11 4096*Dwell= 5.001 s    50 Sweeps
11 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/11]
      BatReturn  [SP=2]
   SollSweeps 200
   SolltEnd 1 [4096*0.244 ms]
   SollcReakt 0.6
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 12.8. 17:22, 3 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
12 Traum     :  0.202     297.88 K
12 Tzelle    :  3.061     296.61 K     300 K
12 Tbad      :  0.004     272.48 K
12 TOHq      :  3.080     296.76 K    29.2116 mbar
12 TReakt    :  3.438     310.86 K     0.5232 mbar
12 pSat      :  7.473    1008.80 mbar
12 pZelle1000:  0.971     128.18 mbar   133 mbar
12 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
12 Flow1     :  2.977    1268.99 sccm
12 Flow2     :  2.492      27.96 sccm     Wasser:     2009.74     2000.00
12 Flow3     :  0.299       0.47 sccm   m-Cresol:        0.59        0.60
12 Flow4     :  4.739     189.69 sccm        NO2:        0.00        0.00
12 Flow5     :  4.313     190.21 sccm
12       sumflow   :     1298.77 sccm  1300.00 sccm
12       dosierFlow:     1108.56 sccm  9999.00 sccm
12       flowZelle :       10264  ccm        0  ccm
12 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
12 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/12]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 1.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
  [SP=4]
         BatReturn  [SP=3]
      WartWarte  [825(1200)s]
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 12.8. 17:56, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
13 Traum     :  0.202     297.87 K
13 Tzelle    :  3.069     296.97 K     300 K
13 Tbad      :  0.004     272.46 K
13 TOHq      :  3.080     296.77 K    29.2222 mbar
13 TReakt    :  3.439     310.86 K     0.5235 mbar
13 pSat      :  7.473    1008.85 mbar
13 pZelle1000:  0.971     128.20 mbar   133 mbar
13 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
13 Flow1     :  2.975    1268.32 sccm
13 Flow2     :  2.485      27.88 sccm     Wasser:     2002.91     2000.00
13 Flow3     :  0.593       0.81 sccm   m-Cresol:        1.01        1.00
13 Flow4     :  4.741     189.75 sccm        NO2:        0.00        0.00
13 Flow5     :  4.316     190.34 sccm
13       sumflow   :     1298.44 sccm  1300.00 sccm
13       dosierFlow:     1108.10 sccm  9999.00 sccm
13       flowZelle :       10260  ccm        0  ccm
13 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
13 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/13]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 2.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 12.8. 18:31, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
14 Traum     :  0.202     297.87 K
14 Tzelle    :  3.076     297.22 K     300 K
14 Tbad      :  0.004     272.47 K
14 TOHq      :  3.080     296.77 K    29.2349 mbar
14 TReakt    :  3.438     310.86 K     0.5232 mbar
14 pSat      :  7.471    1008.65 mbar
14 pZelle1000:  0.971     128.14 mbar   133 mbar
14 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
14 Flow1     :  2.973    1267.53 sccm
14 Flow2     :  2.490      27.93 sccm     Wasser:     2005.34     2000.00
14 Flow3     :  1.324       1.63 sccm   m-Cresol:        2.04        2.00
14 Flow4     :  4.740     189.71 sccm        NO2:        0.00        0.00
14 Flow5     :  4.315     190.28 sccm
14       sumflow   :     1298.50 sccm  1300.00 sccm
14       dosierFlow:     1108.22 sccm  9999.00 sccm
14       flowZelle :       10265  ccm        0  ccm
14 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
14 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/14]
      BatReturn  [SP=2]
   SollSweeps 300
   SolltEnd 0.5 [4096*0.122 ms]
   SollcReakt 3.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [300(300) Sweeps ab 12.8. 19:06, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
15 Traum     :  0.202     297.88 K
15 Tzelle    :  3.080     297.40 K     300 K
15 Tbad      :  0.004     272.47 K
15 TOHq      :  3.081     296.79 K    29.2736 mbar
15 TReakt    :  3.438     310.85 K     0.5228 mbar
15 pSat      :  7.471    1008.55 mbar
15 pZelle1000:  0.970     128.07 mbar   133 mbar
15 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
15 Flow1     :  2.974    1267.80 sccm
15 Flow2     :  2.490      27.93 sccm     Wasser:     2004.23     2000.00
15 Flow3     :  2.061       2.43 sccm   m-Cresol:        3.02        3.00
15 Flow4     :  4.740     189.72 sccm        NO2:        0.00        0.00
15 Flow5     :  4.315     190.28 sccm
15       sumflow   :     1299.55 sccm  1300.00 sccm
15       dosierFlow:     1109.27 sccm  9999.00 sccm
15       flowZelle :       10279  ccm        0  ccm
15 4096*Dwell= 0.500 s    300 Sweeps
15 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/15]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 4.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [300(300) Sweeps ab 12.8. 19:47, 2 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
16 Traum     :  0.202     297.87 K
16 Tzelle    :  3.086     297.64 K     300 K
16 Tbad      :  0.004     272.46 K
16 TOHq      :  3.081     296.80 K    29.2863 mbar
16 TReakt    :  3.438     310.85 K     0.5229 mbar
16 pSat      :  7.471    1008.62 mbar
16 pZelle1000:  0.970     128.07 mbar   133 mbar
16 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
16 Flow1     :  2.975    1268.17 sccm
16 Flow2     :  2.489      27.93 sccm     Wasser:     2001.28     2000.00
16 Flow3     :  2.836       3.23 sccm   m-Cresol:        4.01        4.00
16 Flow4     :  4.740     189.73 sccm        NO2:        0.00        0.00
16 Flow5     :  4.314     190.26 sccm
16       sumflow   :     1300.69 sccm  1300.00 sccm
16       dosierFlow:     1110.43 sccm  9999.00 sccm
16       flowZelle :       10288  ccm        0  ccm
16 4096*Dwell= 0.500 s    300 Sweeps
16 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/16]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 5.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [300(300) Sweeps ab 12.8. 20:28, 5 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
17 Traum     :  0.202     297.81 K
17 Tzelle    :  3.091     297.81 K     300 K
17 Tbad      :  0.004     272.45 K
17 TOHq      :  3.081     296.81 K    29.2996 mbar
17 TReakt    :  3.438     310.85 K     0.5228 mbar
17 pSat      :  7.469    1008.33 mbar
17 pZelle1000:  0.972     128.29 mbar   133 mbar
17 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
17 Flow1     :  2.974    1268.03 sccm
17 Flow2     :  2.490      27.93 sccm     Wasser:     2004.40     2000.00
17 Flow3     :  3.656       4.03 sccm   m-Cresol:        5.02        5.00
17 Flow4     :  4.740     189.72 sccm        NO2:        0.00        0.00
17 Flow5     :  4.315     190.27 sccm
17       sumflow   :     1301.39 sccm  1300.00 sccm
17       dosierFlow:     1111.12 sccm  9999.00 sccm
17       flowZelle :       10276  ccm        0  ccm
17 4096*Dwell= 0.500 s    300 Sweeps
17 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/17]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 6.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [300(300) Sweeps ab 12.8. 21:10, 2 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
18 Traum     :  0.202     297.76 K
18 Tzelle    :  3.095     297.97 K     300 K
18 Tbad      :  0.004     272.44 K
18 TOHq      :  3.081     296.81 K    29.2983 mbar
18 TReakt    :  3.438     310.86 K     0.5231 mbar
18 pSat      :  7.471    1008.54 mbar
18 pZelle1000:  0.971     128.15 mbar   133 mbar
18 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
18 Flow1     :  2.976    1268.62 sccm
18 Flow2     :  2.490      27.94 sccm     Wasser:     1998.81     2000.00
18 Flow3     :  4.553       4.87 sccm   m-Cresol:        6.04        6.00
18 Flow4     :  4.740     189.73 sccm        NO2:        0.00        0.00
18 Flow5     :  4.313     190.21 sccm
18       sumflow   :     1302.74 sccm  1300.00 sccm
18       dosierFlow:     1112.52 sccm  9999.00 sccm
18       flowZelle :       10298  ccm        0  ccm
18 4096*Dwell= 0.500 s    300 Sweeps
18 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/18]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 6.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [300(300) Sweeps ab 12.8. 21:51, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
19 Traum     :  0.201     297.75 K
19 Tzelle    :  3.097     298.06 K     300 K
19 Tbad      :  0.004     272.45 K
19 TOHq      :  3.081     296.81 K    29.3016 mbar
19 TReakt    :  3.438     310.86 K     0.5232 mbar
19 pSat      :  7.468    1008.12 mbar
19 pZelle1000:  0.970     128.11 mbar   133 mbar
19 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
19 Flow1     :  2.975    1268.26 sccm
19 Flow2     :  2.491      27.95 sccm     Wasser:     2000.12     2000.00
19 Flow3     :  4.555       4.87 sccm   m-Cresol:        6.04        6.00
19 Flow4     :  4.740     189.72 sccm        NO2:        0.00        0.00
19 Flow5     :  4.313     190.22 sccm
19       sumflow   :     1302.42 sccm  1300.00 sccm
19       dosierFlow:     1112.20 sccm  9999.00 sccm
19       flowZelle :       10299  ccm        0  ccm
19 4096*Dwell= 0.500 s    300 Sweeps
19 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/19]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 5.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [300(300) Sweeps ab 12.8. 22:32, 1 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
20 Traum     :  0.201     297.70 K
20 Tzelle    :  3.100     298.18 K     300 K
20 Tbad      :  0.004     272.45 K
20 TOHq      :  3.080     296.78 K    29.2516 mbar
20 TReakt    :  3.438     310.85 K     0.5229 mbar
20 pSat      :  7.466    1007.89 mbar
20 pZelle1000:  0.970     128.02 mbar   133 mbar
20 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
20 Flow1     :  2.974    1267.93 sccm
20 Flow2     :  2.490      27.94 sccm     Wasser:     1995.74     2000.00
20 Flow3     :  3.655       4.03 sccm   m-Cresol:        5.00        5.00
20 Flow4     :  4.740     189.71 sccm        NO2:        0.00        0.00
20 Flow5     :  4.313     190.18 sccm
20       sumflow   :     1301.21 sccm  1300.00 sccm
20       dosierFlow:     1111.03 sccm  9999.00 sccm
20       flowZelle :       10296  ccm        0  ccm
20 4096*Dwell= 0.500 s    300 Sweeps
20 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/20]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 4.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [300(300) Sweeps ab 12.8. 23:14, 1 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
21 Traum     :  0.201     297.65 K
21 Tzelle    :  3.100     298.18 K     300 K
21 Tbad      :  0.004     272.45 K
21 TOHq      :  3.079     296.72 K    29.1483 mbar
21 TReakt    :  3.438     310.85 K     0.5228 mbar
21 pSat      :  7.465    1007.73 mbar
21 pZelle1000:  0.971     128.11 mbar   133 mbar
21 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
21 Flow1     :  2.973    1267.62 sccm
21 Flow2     :  2.491      27.94 sccm     Wasser:     1992.56     2000.00
21 Flow3     :  2.839       3.23 sccm   m-Cresol:        4.01        4.00
21 Flow4     :  4.740     189.71 sccm        NO2:        0.00        0.00
21 Flow5     :  4.313     190.20 sccm
21       sumflow   :     1300.12 sccm  1300.00 sccm
21       dosierFlow:     1109.92 sccm  9999.00 sccm
21       flowZelle :       10280  ccm        0  ccm
21 4096*Dwell= 0.500 s    300 Sweeps
21 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/21]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 3.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [300(300) Sweeps ab 12.8. 23:55, 1 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
22 Traum     :  0.200     297.61 K
22 Tzelle    :  3.100     298.17 K     300 K
22 Tbad      :  0.004     272.47 K
22 TOHq      :  3.078     296.69 K    29.0845 mbar
22 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5235 mbar
22 pSat      :  7.462    1007.36 mbar
22 pZelle1000:  0.971     128.11 mbar   133 mbar
22 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
22 Flow1     :  2.973    1267.61 sccm
22 Flow2     :  2.491      27.95 sccm     Wasser:     1990.35     2000.00
22 Flow3     :  2.059       2.43 sccm   m-Cresol:        3.02        3.00
22 Flow4     :  4.739     189.70 sccm        NO2:        0.00        0.00
22 Flow5     :  4.313     190.19 sccm
22       sumflow   :     1299.31 sccm  1300.00 sccm
22       dosierFlow:     1109.12 sccm  9999.00 sccm
22       flowZelle :       10274  ccm        0  ccm
22 4096*Dwell= 0.500 s    300 Sweeps
22 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/22]
      BatReturn  [SP=2]
   SollSweeps 200
   SolltEnd 1 [4096*0.244 ms]
   SollcReakt 2.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 13.8. 0:36, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
23 Traum     :  0.201     297.65 K
23 Tzelle    :  3.097     298.08 K     300 K
23 Tbad      :  0.004     272.47 K
23 TOHq      :  3.076     296.60 K    28.9295 mbar
23 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5236 mbar
23 pSat      :  7.457    1006.71 mbar
23 pZelle1000:  0.971     128.21 mbar   133 mbar
23 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
23 Flow1     :  2.973    1267.43 sccm
23 Flow2     :  2.528      28.34 sccm     Wasser:     2011.30     2000.00
23 Flow3     :  1.327       1.64 sccm   m-Cresol:        2.04        2.00
23 Flow4     :  4.739     189.70 sccm        NO2:        0.00        0.00
23 Flow5     :  4.315     190.30 sccm
23       sumflow   :     1298.84 sccm  1300.00 sccm
23       dosierFlow:     1108.54 sccm  9999.00 sccm
23       flowZelle :       10263  ccm        0  ccm
23 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
23 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/23]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 1.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 13.8. 1:11, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
24 Traum     :  0.200     297.63 K
24 Tzelle    :  3.099     298.14 K     300 K
24 Tbad      :  0.004     272.47 K
24 TOHq      :  3.075     296.58 K    28.8925 mbar
24 TReakt    :  3.439     310.86 K     0.5235 mbar
24 pSat      :  7.453    1006.18 mbar
24 pZelle1000:  0.971     128.16 mbar   133 mbar
24 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
24 Flow1     :  2.977    1269.21 sccm
24 Flow2     :  2.526      28.32 sccm     Wasser:     2005.66     2000.00
24 Flow3     :  0.593       0.81 sccm   m-Cresol:        1.01        1.00
24 Flow4     :  4.740     189.72 sccm        NO2:        0.00        0.00
24 Flow5     :  4.316     190.32 sccm
24       sumflow   :     1299.78 sccm  1300.00 sccm
24       dosierFlow:     1109.45 sccm  9999.00 sccm
24       flowZelle :       10274  ccm        0  ccm
24 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
24 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/24]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 0.6
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 13.8. 1:45, 1 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
25 Traum     :  0.200     297.61 K
25 Tzelle    :  3.100     298.17 K     300 K
25 Tbad      :  0.004     272.48 K
25 TOHq      :  3.075     296.56 K    28.8609 mbar
25 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5235 mbar
25 pSat      :  7.450    1005.76 mbar
25 pZelle1000:  0.971     128.16 mbar   133 mbar
25 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
25 Flow1     :  2.976    1268.83 sccm
25 Flow2     :  2.534      28.41 sccm     Wasser:     2011.82     2000.00
25 Flow3     :  0.294       0.46 sccm   m-Cresol:        0.58        0.60
25 Flow4     :  4.738     189.66 sccm        NO2:        0.00        0.00
25 Flow5     :  4.310     190.10 sccm
25       sumflow   :     1298.98 sccm  1300.00 sccm
25       dosierFlow:     1108.88 sccm  9999.00 sccm
25       flowZelle :       10267  ccm        0  ccm
25 4096*Dwell= 0.999 s    200 Sweeps
25 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/25]
      BatReturn  [SP=2]
   SollSweeps 50
   SolltEnd 5 [4096*1.221 ms]
   SollcReakt 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 13.8. 2:23, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
26 Traum     :  0.200     297.57 K
26 Tzelle    :  3.100     298.19 K     300 K
26 Tbad      :  0.002     272.21 K
26 TOHq      :  3.073     296.50 K    28.7601 mbar
26 TReakt    :  3.438     310.83 K     0.5221 mbar
26 pSat      :  7.446    1005.25 mbar
26 pZelle1000:  0.967     127.63 mbar   133 mbar
26 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
26 Flow1     :  2.975    1268.30 sccm
26 Flow2     :  2.531      28.38 sccm     Wasser:     1996.70     2000.00
26 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
26 Flow4     :  4.739     189.67 sccm        NO2:        0.00        0.00
26 Flow5     :  4.310     190.09 sccm
26       sumflow   :     1297.93 sccm  1300.00 sccm
26       dosierFlow:     1107.84 sccm  9999.00 sccm
26       flowZelle :       10301  ccm        0  ccm
26 4096*Dwell= 5.001 s    50 Sweeps
26 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/26]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 13.8. 2:49, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
27 Traum     :  0.200     297.54 K
27 Tzelle    :  3.102     298.27 K     300 K
27 Tbad      :  0.002     272.22 K
27 TOHq      :  3.073     296.50 K    28.7614 mbar
27 TReakt    :  3.438     310.83 K     0.5220 mbar
27 pSat      :  7.444    1004.99 mbar
27 pZelle1000:  0.966     127.47 mbar   133 mbar
27 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
27 Flow1     :  2.975    1268.30 sccm
27 Flow2     :  2.531      28.38 sccm     Wasser:     1994.24     2000.00
27 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
27 Flow4     :  4.740     189.71 sccm        NO2:        0.00        0.00
27 Flow5     :  4.308     189.99 sccm
27       sumflow   :     1297.80 sccm  1300.00 sccm
27       dosierFlow:     1107.80 sccm  9999.00 sccm
27       flowZelle :       10314  ccm        0  ccm
27 4096*Dwell= 5.001 s    50 Sweeps
27 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.00 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [2/27]
      BatReturn  [SP=2]
   BatReturn  [SP=1]
Messung  [50(50) Sweeps ab 13.8. 8:54, 2 Fehltrigger]
ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
28 Traum     :  0.197     297.28 K
28 Tzelle    :  3.128     299.28 K     300 K
28 Tbad      :  0.003     272.40 K
28 TOHq      :  3.067     296.23 K    28.2980 mbar
28 TReakt    :  3.438     310.86 K     0.5232 mbar
28 pSat      :  7.440    1004.47 mbar
28 pZelle1000:  0.968     127.79 mbar   133 mbar
28 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
28 Flow1     :  2.976    1268.67 sccm
28 Flow2     :  2.531      28.37 sccm     Wasser:     1959.70     2000.00
28 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
28 Flow4     :  4.741     189.75 sccm        NO2:        0.00        0.00
28 Flow5     :  4.312     190.17 sccm
28       sumflow   :     1298.28 sccm  1300.00 sccm
28       dosierFlow:     1108.12 sccm  9999.00 sccm
28       flowZelle :       10291  ccm        0  ccm
28 4096*Dwell= 5.001 s    50 Sweeps
28 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.00 J
<any key> ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
SaveMeas  [2/28]
DosBefehl :
