SaveOpen cresol9.dec 9 [bereit fr 9/1]
BatMsg  [###################################################]
BatMsg 
ZeigeCalib [
        name   ad   da   io  offset   gain linear.    Bemerkung
       traum   16   -1   -1  273.50 120.400 0.0000  RTD(0!!!..600ø)
  tzellpt100   15   -1   -1  174.80  39.800 0.0000  RTD(-100..100ø)
        tbad   13   -1   -1  272.00 125.000 0.0000  K 20 -Thermostat
        tohq   17   -1   -1  174.80  39.600 0.0000  RTD(-100..100ø)
      treakt   18   -1   -1  174.70  39.600 0.0000  RTD(-100..100ø)
  pzelle1000    5   -1   -1    0.00 132.000 0.0000  MKS(0..1000mbar)
    pzelle10   -7   -1   -1   -0.30   1.381 0.0000  MKS(0..10torr)
  psetze1000   -1    4 1015    0.00 -266.600 0.0000  Setze Pzelle1000
    psetze10   -1    4  -15   -0.30  -2.000 0.0000  Setze Pzelle10
        psat    6   -1   -1    0.00 135.000 0.0000  MKS(0..1000mbar)
       flow1    0    0   -1   94.03 364.000 10.3230  Bo822527_2  2000Ar
       flow2    1    6    1    1.85  10.240 0.0950   Bo822530_5  50Ar
       flow3    2    8    0    0.12   1.186 -0.0314  A_192_84_1568 5Ar
       flow4    3   10    2    0.19  39.360 0.1321  A_192_89_0066 200Ar
       flow5    4    2   -1    0.08  46.910 -0.6557  A_192_82_4885 200Ar
     blitzn2   -1   -1    4    0.00   0.000 0.0000  Magnetventil
   bltrigger   -1   -1   12    0.00   0.000 0.0000  PC30 an Zndspule ]
Ende 
SaveOpen cresol9.dec 9 [bereit fr 9/1]
BatGosub std [SP=2]
   Inert Argon
   OHq Wasser
   Reakt m-Cresol
   Scav O2 1
   Reakt3 NC 0
   SollSumflow 1300
   SollFlowZelle 0 9999
   WartDauer 300
   SollcOHq 2000
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   SollSweeps 50
   SollblFrequ 0.25
   SollBlEnergie 4
   SolltEnd 4 [4096*0.977 ms]
   SollTzelle 300
   SollpZelle 133
   SollTrohr 299
   BatReturn  [SP=1]
SollBlEnergie 2.4
EinstKonz 
SollcReakt 3
EinstKonz 
SollcScav 10000
EinstKonz 
Messung  [Abbruch von Hand nach 9(50) Sweeps]
DosBefehl :
EinstKonz 
Messung  [Abbruch von Hand nach 13(50) Sweeps]
DosBefehl :
EinstKonz 
SollcReakt 0
SollcScav 0
EinstKonz 
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
ZeigeCalib [
        name   ad   da   io  offset   gain linear.    Bemerkung
       traum   16   -1   -1  273.50 120.400 0.0000  RTD(0!!!..600ø)
  tzellpt100   15   -1   -1  174.80  39.800 0.0000  RTD(-100..100ø)
        tbad   13   -1   -1  272.00 125.000 0.0000  K 20 -Thermostat
        tohq   17   -1   -1  174.80  39.600 0.0000  RTD(-100..100ø)
      treakt   18   -1   -1  174.70  39.600 0.0000  RTD(-100..100ø)
  pzelle1000    5   -1   -1    0.00 132.000 0.0000  MKS(0..1000mbar)
    pzelle10   -7   -1   -1   -0.30   1.381 0.0000  MKS(0..10torr)
  psetze1000   -1    4 1015    0.00 -266.600 0.0000  Setze Pzelle1000
    psetze10   -1    4  -15   -0.30  -2.000 0.0000  Setze Pzelle10
        psat    6   -1   -1    0.00 135.000 0.0000  MKS(0..1000mbar)
       flow1    0    0   -1   94.03 364.000 10.3230  Bo822527_2  2000Ar
       flow2    1    6    1    1.85  10.240 0.0950   Bo822530_5  50Ar
       flow3    2    8    0    0.12   1.186 -0.0314  A_192_84_1568 5Ar
       flow4    3   10    2   -0.10   0.799 -0.0098  A_192_88_0022 5Ar f
       flow5    4    2   -1    0.08  46.910 -0.6557  A_192_82_4885 200Ar
     blitzn2   -1   -1    4    0.00   0.000 0.0000  Magnetventil
   bltrigger   -1   -1   12    0.00   0.000 0.0000  PC30 an Zndspule ]
ZeigeAntoine [
  8.610  1948  -24.1    Wasser(0-19 Grad),
  8.150  2124  -59.0    m-cresol(C7H8O, St ]
ZeigeZeit  [28.8. 9:13]
BatGosub w. [SP=2]
   SollcReakt 0
   WartDauer 5
   SollSweeps 50
   SolltEnd 2 [4096*0.488 ms]
   SollcScav 10000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 28.8. 9:18, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
1 Traum     :  0.195     297.00 K
1 Tzelle    :  3.112     298.67 K     300 K
1 Tbad      :  0.002     272.23 K
1 TOHq      :  3.042     295.26 K    26.6723 mbar
1 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5235 mbar
1 pSat      :  7.421    1001.84 mbar
1 pZelle1000:  0.963     127.14 mbar   133 mbar
1 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
1 Flow1     :  2.975    1268.34 sccm
1 Flow2     :  2.778      31.03 sccm     Wasser:     2007.41     2000.00
1 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
1 Flow4     :  4.988       3.64 sccm         O2:     8600.90    10000.00
1 Flow5     : -0.001       0.00 sccm
1       sumflow   :     1303.86 sccm  1300.00 sccm
1       dosierFlow:     1303.86 sccm  9999.00 sccm
1       flowZelle :       10389  ccm        0  ccm
1 4096*Dwell= 1.999 s    50 Sweeps
1 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/1]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 28.8. 9:25, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
2 Traum     :  0.195     296.97 K
2 Tzelle    :  3.112     298.67 K     300 K
2 Tbad      : -0.001     271.91 K
2 TOHq      :  3.042     295.27 K    26.6852 mbar
2 TReakt    :  3.438     310.84 K     0.5224 mbar
2 pSat      :  7.419    1001.53 mbar
2 pZelle1000:  0.957     126.36 mbar   133 mbar
2 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
2 Flow1     :  2.974    1268.01 sccm
2 Flow2     :  2.778      31.03 sccm     Wasser:     2002.49     2000.00
2 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
2 Flow4     :  0.047       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
2 Flow5     : -0.001       0.00 sccm
2       sumflow   :     1299.89 sccm  1300.00 sccm
2       dosierFlow:     1299.89 sccm  9999.00 sccm
2       flowZelle :       10421  ccm        0  ccm
2 4096*Dwell= 1.999 s    50 Sweeps
2 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/2]
      BatReturn  [SP=2]
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 28.8. 9:30, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
3 Traum     :  0.194     296.91 K
3 Tzelle    :  3.113     298.70 K     300 K
3 Tbad      : -0.001     271.88 K
3 TOHq      :  3.043     295.31 K    26.7518 mbar
3 TReakt    :  3.438     310.84 K     0.5225 mbar
3 pSat      :  7.418    1001.50 mbar
3 pZelle1000:  0.957     126.38 mbar   133 mbar
3 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
3 Flow1     :  2.974    1267.95 sccm
3 Flow2     :  2.779      31.04 sccm     Wasser:     2008.79     2000.00
3 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
3 Flow4     :  0.046       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
3 Flow5     : -0.001       0.00 sccm
3       sumflow   :     1299.84 sccm  1300.00 sccm
3       dosierFlow:     1299.84 sccm  9999.00 sccm
3       flowZelle :       10419  ccm        0  ccm
3 4096*Dwell= 1.999 s    50 Sweeps
3 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/3]
      BatReturn  [SP=2]
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 28.8. 9:35, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
4 Traum     :  0.194     296.88 K
4 Tzelle    :  3.113     298.71 K     300 K
4 Tbad      : -0.001     271.88 K
4 TOHq      :  3.044     295.34 K    26.7987 mbar
4 TReakt    :  3.438     310.83 K     0.5219 mbar
4 pSat      :  7.419    1001.58 mbar
4 pZelle1000:  0.957     126.34 mbar   133 mbar
4 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
4 Flow1     :  2.976    1268.52 sccm
4 Flow2     :  2.778      31.03 sccm     Wasser:     2010.13     2000.00
4 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
4 Flow4     :  0.046       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
4 Flow5     : -0.002       0.00 sccm
4       sumflow   :     1300.41 sccm  1300.00 sccm
4       dosierFlow:     1300.41 sccm  9999.00 sccm
4       flowZelle :       10427  ccm        0  ccm
4 4096*Dwell= 1.999 s    50 Sweeps
4 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/4]
      BatReturn  [SP=2]
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [50(50) Sweeps ab 28.8. 9:39, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
5 Traum     :  0.195     296.94 K
5 Tzelle    :  3.114     298.74 K     300 K
5 Tbad      : -0.001     271.90 K
5 TOHq      :  3.044     295.35 K    26.8265 mbar
5 TReakt    :  3.438     310.83 K     0.5220 mbar
5 pSat      :  7.418    1001.49 mbar
5 pZelle1000:  0.957     126.32 mbar   133 mbar
5 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
5 Flow1     :  2.975    1268.15 sccm
5 Flow2     :  2.778      31.03 sccm     Wasser:     2012.54     2000.00
5 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
5 Flow4     :  0.048       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
5 Flow5     : -0.000       0.00 sccm
5       sumflow   :     1300.03 sccm  1300.00 sccm
5       dosierFlow:     1300.03 sccm  9999.00 sccm
5       flowZelle :       10425  ccm        0  ccm
5 4096*Dwell= 1.999 s    50 Sweeps
5 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/5]
      BatReturn  [SP=2]
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [Abbruch von Hand nach 30(50) Sweeps]
  [SP=4]
         DosBefehl :type w.rst
         DosBefehl :type w.
         DosBefehl :t w.
         BatKill  [SP=3]
      BatKill  [SP=1]
[
Zellthermostat eingeschaltet.
]
[
SollcReakt 0   WartDauer 1200  WartAnfang  WartWarte
WartDauer 300
SollSweeps 30   SolltEnd 5
     SollcScav 10000  BatGosub m
     SollcScav  2000  BatGosub m
     SollcScav 10000  BatGosub m
     SollcScav  2000  BatGosub m
     SollcScav 10000  BatGosub m
     SollcScav  2000  BatGosub m
     SollcScav 10000  BatGosub m
SollcScav 0  WartDauer 1200
SollSweeps 200  SolltEnd 3
SollcReakt 1.0    BatGosub m
SollcReakt 2.0    BatGosub m
                SolltEnd 2
SollcReakt 3.0    BatGosub m
WartDauer 300
     SollcScav  2000  BatGosub m
     SollcScav  4000  BatGosub m
     SollcScav  7000  BatGosub m
     SollcScav 10000  BatGosub m
     SollcScav  7000  BatGosub m
     SollcScav  4000  BatGosub m
     SollcScav  2000  BatGosub m
     SollcScav   0    BatGosub m
WartDauer 1200
SollcReakt 4.0    BatGosub m
SollSweeps 300  SolltEnd 1.5
SollcReakt 5.0    BatGosub m
SollcReakt 6.0    BatGosub m
SollcReakt 6.0    BatGosub m
SollcReakt 5.0    BatGosub m
SollSweeps 200  SolltEnd 2
SollcReakt 4.0    BatGosub m
WartDauer 300
     SollcScav  1000  BatGosub m
     SollcScav  2000  BatGosub m
     SollcScav  3000  BatGosub m
     SollcScav  5000  BatGosub m
     SollcScav  7000  BatGosub m
     SollcScav 10000  BatGosub m
     SollcScav 10000  BatGosub m
     SollcScav  7000  BatGosub m
     SollcScav  5000  BatGosub m
     SollcScav  3000  BatGosub m
     SollcScav  2000  BatGosub m
     SollcScav  1000  BatGosub m
     SollcScav   0    BatGosub m
WartDauer 1200
SollcReakt 3.0    BatGosub m
                SolltEnd 3
SollcReakt 2.0    BatGosub m
SollcReakt 1.0    BatGosub m
Sollsweeps  50  SolltEnd 5
SollcReakt    0    BatGosub m
SollcReakt    0    Batgosub m
]
BatGosub w [SP=2]
   SollcReakt 0
   WartDauer 1200
   WartAnfang 
   WartWarte 
   WartDauer 300
   SollSweeps 30
   SolltEnd 5 [4096*1.221 ms]
   SollcScav 10000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
  [SP=4]
         BatReturn  [SP=3]
      WartWarte  [100(300)s]
  [SP=4]
         BatReturn  [SP=3]
      WartWarte  [937(300)s]
      EinstKonz 
      Messung  [30(30) Sweeps ab 28.8. 12:35, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
6 Traum     :  0.205     298.16 K
6 Tzelle    :  3.754     324.20 K     300 K
6 Tbad      :  0.002     272.24 K
6 TOHq      :  3.069     296.34 K    28.4760 mbar
6 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5238 mbar
6 pSat      :  7.419    1001.53 mbar
6 pZelle1000:  0.963     127.11 mbar   133 mbar
6 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
6 Flow1     :  2.976    1268.81 sccm
6 Flow2     :  2.820      31.48 sccm     Wasser:     2005.09     2000.00
6 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
6 Flow4     :  4.988       3.64 sccm         O2:     7915.06    10000.00
6 Flow5     : -0.001       0.00 sccm
6       sumflow   :     1304.84 sccm  1300.00 sccm
6       dosierFlow:     1304.84 sccm  9999.00 sccm
6       flowZelle :       10399  ccm        0  ccm
6 4096*Dwell= 5.001 s    30 Sweeps
6 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/6]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 2000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [30(30) Sweeps ab 28.8. 12:44, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
7 Traum     :  0.205     298.16 K
7 Tzelle    :  3.755     324.23 K     300 K
7 Tbad      :  0.002     272.24 K
7 TOHq      :  3.070     296.37 K    28.5393 mbar
7 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5237 mbar
7 pSat      :  7.418    1001.46 mbar
7 pZelle1000:  0.963     127.13 mbar   133 mbar
7 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
7 Flow1     :  2.974    1267.75 sccm
7 Flow2     :  2.819      31.47 sccm     Wasser:     2015.23     2000.00
7 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
7 Flow4     :  1.311       0.93 sccm         O2:     2021.09     2000.00
7 Flow5     : -0.000       0.00 sccm
7       sumflow   :     1301.07 sccm  1300.00 sccm
7       dosierFlow:     1301.07 sccm  9999.00 sccm
7       flowZelle :       10367  ccm        0  ccm
7 4096*Dwell= 5.001 s    30 Sweeps
7 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/7]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 10000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [30(30) Sweeps ab 28.8. 12:53, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
8 Traum     :  0.205     298.16 K
8 Tzelle    :  3.755     324.24 K     300 K
8 Tbad      :  0.002     272.19 K
8 TOHq      :  3.071     296.43 K    28.6302 mbar
8 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5239 mbar
8 pSat      :  7.418    1001.47 mbar
8 pZelle1000:  0.964     127.19 mbar   133 mbar
8 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
8 Flow1     :  2.978    1269.75 sccm
8 Flow2     :  2.820      31.48 sccm     Wasser:     2016.20     2000.00
8 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
8 Flow4     :  4.988       3.64 sccm         O2:     7913.74    10000.00
8 Flow5     : -0.000       0.00 sccm
8       sumflow   :     1305.80 sccm  1300.00 sccm
8       dosierFlow:     1305.80 sccm  9999.00 sccm
8       flowZelle :       10400  ccm        0  ccm
8 4096*Dwell= 5.001 s    30 Sweeps
8 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/8]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 2000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [30(30) Sweeps ab 28.8. 13:03, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
9 Traum     :  0.206     298.29 K
9 Tzelle    :  3.755     324.25 K     300 K
9 Tbad      :  0.002     272.23 K
9 TOHq      :  3.073     296.48 K    28.7312 mbar
9 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5238 mbar
9 pSat      :  7.417    1001.32 mbar
9 pZelle1000:  0.964     127.20 mbar   133 mbar
9 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
9 Flow1     :  2.973    1267.49 sccm
9 Flow2     :  2.778      31.03 sccm     Wasser:     2002.94     2000.00
9 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
9 Flow4     :  1.311       0.93 sccm         O2:     2023.62     2000.00
9 Flow5     : -0.000       0.00 sccm
9       sumflow   :     1300.36 sccm  1300.00 sccm
9       dosierFlow:     1300.36 sccm  9999.00 sccm
9       flowZelle :       10356  ccm        0  ccm
9 4096*Dwell= 5.001 s    30 Sweeps
9 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/9]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 10000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [30(30) Sweeps ab 28.8. 13:12, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
10 Traum     :  0.206     298.28 K
10 Tzelle    :  3.755     324.25 K     300 K
10 Tbad      :  0.002     272.20 K
10 TOHq      :  3.073     296.51 K    28.7667 mbar
10 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5237 mbar
10 pSat      :  7.416    1001.16 mbar
10 pZelle1000:  0.963     127.15 mbar   133 mbar
10 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
10 Flow1     :  2.979    1269.84 sccm
10 Flow2     :  2.778      31.03 sccm     Wasser:     1997.27     2000.00
10 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
10 Flow4     :  4.989       3.64 sccm         O2:     7913.70    10000.00
10 Flow5     : -0.000       0.00 sccm
10       sumflow   :     1305.43 sccm  1300.00 sccm
10       dosierFlow:     1305.43 sccm  9999.00 sccm
10       flowZelle :       10401  ccm        0  ccm
10 4096*Dwell= 5.001 s    30 Sweeps
10 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/10]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 2000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [30(30) Sweeps ab 28.8. 13:21, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
11 Traum     :  0.207     298.43 K
11 Tzelle    :  3.755     324.25 K     300 K
11 Tbad      :  0.002     272.25 K
11 TOHq      :  3.075     296.55 K    28.8496 mbar
11 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5237 mbar
11 pSat      :  7.416    1001.12 mbar
11 pZelle1000:  0.963     127.13 mbar   133 mbar
11 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
11 Flow1     :  2.975    1268.17 sccm
11 Flow2     :  2.778      31.03 sccm     Wasser:     2009.69     2000.00
11 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
11 Flow4     :  1.312       0.93 sccm         O2:     2022.70     2000.00
11 Flow5     : -0.000       0.00 sccm
11       sumflow   :     1301.04 sccm  1300.00 sccm
11       dosierFlow:     1301.04 sccm  9999.00 sccm
11       flowZelle :       10367  ccm        0  ccm
11 4096*Dwell= 5.001 s    30 Sweeps
11 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/11]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 10000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [30(30) Sweeps ab 28.8. 13:30, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
12 Traum     :  0.207     298.41 K
12 Tzelle    :  3.755     324.25 K     300 K
12 Tbad      :  0.002     272.21 K
12 TOHq      :  3.075     296.59 K    28.9084 mbar
12 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5236 mbar
12 pSat      :  7.416    1001.12 mbar
12 pZelle1000:  0.963     127.08 mbar   133 mbar
12 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
12 Flow1     :  2.978    1269.60 sccm
12 Flow2     :  2.778      31.03 sccm     Wasser:     2007.25     2000.00
12 Flow3     : -0.019       0.00 sccm   m-Cresol:        0.00        0.00
12 Flow4     :  4.988       3.64 sccm         O2:     7910.55    10000.00
12 Flow5     : -0.000       0.00 sccm
12       sumflow   :     1305.20 sccm  1300.00 sccm
12       dosierFlow:     1305.20 sccm  9999.00 sccm
12       flowZelle :       10404  ccm        0  ccm
12 4096*Dwell= 5.001 s    30 Sweeps
12 BlitzFolge= 5.001 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/12]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 0
   WartDauer 1200
   SollSweeps 200
   SolltEnd 3 [4096*0.732 ms]
   SollcReakt 1.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
      WartAnfang 
      WartWarte 
  [SP=4]
         DosBefehl :fit
         DosBefehl :
         BatReturn  [SP=3]
      WartWarte  [637(1200)s]
  [Warten abgebrochen nach 674(1200)s]
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 28.8. 13:48, 1 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
13 Traum     :  0.208     298.56 K
13 Tzelle    :  3.755     324.25 K     300 K
13 Tbad      :  0.001     272.13 K
13 TOHq      :  3.078     296.71 K    29.1210 mbar
13 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5237 mbar
13 pSat      :  7.415    1000.97 mbar
13 pZelle1000:  0.963     127.13 mbar   133 mbar
13 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
13 Flow1     :  2.976    1268.75 sccm
13 Flow2     :  2.734      30.55 sccm     Wasser:     1998.37     2000.00
13 Flow3     :  0.676       0.90 sccm   m-Cresol:        1.03        1.00
13 Flow4     :  0.045       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
13 Flow5     :  0.003       0.00 sccm
13       sumflow   :     1301.13 sccm  1300.00 sccm
13       dosierFlow:     1301.13 sccm  9999.00 sccm
13       flowZelle :       10368  ccm        0  ccm
13 4096*Dwell= 2.998 s    200 Sweeps
13 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/13]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 2.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 28.8. 14:23, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
14 Traum     :  0.209     298.71 K
14 Tzelle    :  3.755     324.23 K     300 K
14 Tbad      :  0.001     272.12 K
14 TOHq      :  3.082     296.85 K    29.3759 mbar
14 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5237 mbar
14 pSat      :  7.413    1000.80 mbar
14 pZelle1000:  0.963     127.07 mbar   133 mbar
14 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
14 Flow1     :  2.975    1268.38 sccm
14 Flow2     :  2.737      30.59 sccm     Wasser:     2017.56     2000.00
14 Flow3     :  1.446       1.77 sccm   m-Cresol:        2.02        2.00
14 Flow4     :  0.048       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
14 Flow5     :  0.002       0.00 sccm
14       sumflow   :     1301.66 sccm  1300.00 sccm
14       dosierFlow:     1301.66 sccm  9999.00 sccm
14       flowZelle :       10377  ccm        0  ccm
14 4096*Dwell= 2.998 s    200 Sweeps
14 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/14]
      BatReturn  [SP=2]
   SolltEnd 2 [4096*0.488 ms]
   SollcReakt 3.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 28.8. 14:58, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
15 Traum     :  0.210     298.75 K
15 Tzelle    :  3.754     324.22 K     300 K
15 Tbad      :  0.001     272.10 K
15 TOHq      :  3.084     296.94 K    29.5357 mbar
15 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5237 mbar
15 pSat      :  7.412    1000.57 mbar
15 pZelle1000:  0.963     127.13 mbar   133 mbar
15 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
15 Flow1     :  2.975    1268.14 sccm
15 Flow2     :  2.696      30.14 sccm     Wasser:     2000.42     2000.00
15 Flow3     :  2.265       2.64 sccm   m-Cresol:        3.02        3.00
15 Flow4     :  0.048       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
15 Flow5     :  0.002       0.00 sccm
15       sumflow   :     1301.85 sccm  1300.00 sccm
15       dosierFlow:     1301.85 sccm  9999.00 sccm
15       flowZelle :       10374  ccm        0  ccm
15 4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
15 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/15]
      BatReturn  [SP=2]
   WartDauer 300
   SollcScav 2000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 28.8. 15:17, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
16 Traum     :  0.212     299.02 K
16 Tzelle    :  3.755     324.25 K     300 K
16 Tbad      :  0.004     272.49 K
16 TOHq      :  3.087     297.03 K    29.6989 mbar
16 TReakt    :  3.440     310.91 K     0.5255 mbar
16 pSat      :  7.412    1000.65 mbar
16 pZelle1000:  0.969     127.89 mbar   133 mbar
16 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
16 Flow1     :  2.975    1268.14 sccm
16 Flow2     :  2.696      30.15 sccm     Wasser:     2022.32     2000.00
16 Flow3     :  2.265       2.64 sccm   m-Cresol:        3.04        3.00
16 Flow4     :  1.312       0.93 sccm         O2:     2031.17     2000.00
16 Flow5     :  0.001       0.00 sccm
16       sumflow   :     1302.78 sccm  1300.00 sccm
16       dosierFlow:     1302.78 sccm  9999.00 sccm
16       flowZelle :       10319  ccm        0  ccm
16 4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
16 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/16]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 4000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 28.8. 15:37, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
17 Traum     :  0.212     299.04 K
17 Tzelle    :  3.755     324.24 K     300 K
17 Tbad      :  0.004     272.47 K
17 TOHq      :  3.088     297.09 K    29.8032 mbar
17 TReakt    :  3.440     310.91 K     0.5254 mbar
17 pSat      :  7.411    1000.48 mbar
17 pZelle1000:  0.969     127.87 mbar   133 mbar
17 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
17 Flow1     :  2.973    1267.38 sccm
17 Flow2     :  2.656      29.71 sccm     Wasser:     2000.99     2000.00
17 Flow3     :  2.266       2.64 sccm   m-Cresol:        3.05        3.00
17 Flow4     :  2.491       1.82 sccm         O2:     4001.09     4000.00
17 Flow5     :  0.001       0.00 sccm
17       sumflow   :     1302.48 sccm  1300.00 sccm
17       dosierFlow:     1302.48 sccm  9999.00 sccm
17       flowZelle :       10318  ccm        0  ccm
17 4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
17 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/17]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 7000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 28.8. 15:56, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
18 Traum     :  0.214     299.32 K
18 Tzelle    :  3.754     324.23 K     300 K
18 Tbad      :  0.004     272.46 K
18 TOHq      :  3.090     297.18 K    29.9671 mbar
18 TReakt    :  3.440     310.92 K     0.5257 mbar
18 pSat      :  7.410    1000.32 mbar
18 pZelle1000:  0.969     127.94 mbar   133 mbar
18 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
18 Flow1     :  2.975    1268.44 sccm
18 Flow2     :  2.656      29.72 sccm     Wasser:     2010.42     2000.00
18 Flow3     :  2.265       2.64 sccm   m-Cresol:        3.04        3.00
18 Flow4     :  4.373       3.20 sccm         O2:     7012.92     7000.00
18 Flow5     :  0.002       0.00 sccm
18       sumflow   :     1304.92 sccm  1300.00 sccm
18       dosierFlow:     1304.92 sccm  9999.00 sccm
18       flowZelle :       10332  ccm        0  ccm
18 4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
18 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/18]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 10000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 28.8. 16:16, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
19 Traum     :  0.217     299.61 K
19 Tzelle    :  3.755     324.26 K     300 K
19 Tbad      :  0.004     272.47 K
19 TOHq      :  3.095     297.38 K    30.3206 mbar
19 TReakt    :  3.440     310.92 K     0.5257 mbar
19 pSat      :  7.411    1000.43 mbar
19 pZelle1000:  0.968     127.84 mbar   133 mbar
19 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
19 Flow1     :  2.975    1268.19 sccm
19 Flow2     :  2.656      29.72 sccm     Wasser:     2032.69     2000.00
19 Flow3     :  2.264       2.64 sccm   m-Cresol:        3.04        3.00
19 Flow4     :  4.986       3.64 sccm         O2:     7955.17    10000.00
19 Flow5     :  0.002       0.00 sccm
19       sumflow   :     1305.12 sccm  1300.00 sccm
19       dosierFlow:     1305.12 sccm  9999.00 sccm
19       flowZelle :       10342  ccm        0  ccm
19 4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
19 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/19]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 7000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 28.8. 16:36, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
20 Traum     :  0.218     299.78 K
20 Tzelle    :  3.756     324.28 K     300 K
20 Tbad      :  0.004     272.47 K
20 TOHq      :  3.099     297.53 K    30.5895 mbar
20 TReakt    :  3.440     310.92 K     0.5257 mbar
20 pSat      :  7.409    1000.23 mbar
20 pZelle1000:  0.968     127.83 mbar   133 mbar
20 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
20 Flow1     :  2.974    1268.06 sccm
20 Flow2     :  2.616      29.29 sccm     Wasser:     2023.07     2000.00
20 Flow3     :  2.265       2.64 sccm   m-Cresol:        3.04        3.00
20 Flow4     :  4.373       3.20 sccm         O2:     7010.70     7000.00
20 Flow5     :  0.002       0.00 sccm
20       sumflow   :     1304.11 sccm  1300.00 sccm
20       dosierFlow:     1304.11 sccm  9999.00 sccm
20       flowZelle :       10334  ccm        0  ccm
20 4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
20 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/20]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 4000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 28.8. 16:55, 0 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
21 Traum     :  0.219     299.86 K
21 Tzelle    :  3.757     324.32 K     300 K
21 Tbad      :  0.004     272.48 K
21 TOHq      :  3.103     297.68 K    30.8794 mbar
21 TReakt    :  3.440     310.91 K     0.5253 mbar
21 pSat      :  7.409    1000.18 mbar
21 pZelle1000:  0.969     127.89 mbar   133 mbar
21 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
21 Flow1     :  2.975    1268.09 sccm
21 Flow2     :  2.574      28.84 sccm     Wasser:     2014.99     2000.00
21 Flow3     :  2.223       2.60 sccm   m-Cresol:        2.99        3.00
21 Flow4     :  2.491       1.82 sccm         O2:     4002.37     4000.00
21 Flow5     :  0.002       0.00 sccm
21       sumflow   :     1302.27 sccm  1300.00 sccm
21       dosierFlow:     1302.27 sccm  9999.00 sccm
21       flowZelle :       10315  ccm        0  ccm
21 4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
21 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/21]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 2000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [200(200) Sweeps ab 28.8. 17:15, 4 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
22 Traum     :  0.218     299.78 K
22 Tzelle    :  3.757     324.33 K     300 K
22 Tbad      :  0.004     272.47 K
22 TOHq      :  3.106     297.79 K    31.0696 mbar
22 TReakt    :  3.440     310.92 K     0.5257 mbar
22 pSat      :  7.410    1000.35 mbar
22 pZelle1000:  0.969     127.86 mbar   133 mbar
22 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
22 Flow1     :  2.973    1267.61 sccm
22 Flow2     :  2.573      28.83 sccm     Wasser:     2028.40     2000.00
22 Flow3     :  2.223       2.60 sccm   m-Cresol:        3.00        3.00
22 Flow4     :  1.311       0.93 sccm         O2:     2032.77     2000.00
22 Flow5     :  0.001       0.00 sccm
22       sumflow   :     1300.88 sccm  1300.00 sccm
22       dosierFlow:     1300.88 sccm  9999.00 sccm
22       flowZelle :       10306  ccm        0  ccm
22 4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
22 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/22]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [Abbruch wg Fehltrigger nach 4(200) Sweeps20 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
23 Traum     :  0.218     299.74 K
23 Tzelle    :  3.756     324.31 K     300 K
23 Tbad      :  0.001     272.11 K
23 TOHq      :  3.106     297.78 K    31.0618 mbar
23 TReakt    :  3.439     310.88 K     0.5239 mbar
23 pSat      :  7.408    1000.04 mbar
23 pZelle1000:  0.962     127.04 mbar   133 mbar
23 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
23 Flow1     :  2.976    1268.60 sccm
23 Flow2     :  2.573      28.83 sccm     Wasser:     2015.53     2000.00
23 Flow3     :  2.263       2.64 sccm   m-Cresol:        3.02        3.00
23 Flow4     :  0.038       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
23 Flow5     :  0.001       0.00 sccm
23       sumflow   :     1301.00 sccm  1300.00 sccm
23       dosierFlow:     1301.00 sccm  9999.00 sccm
23       flowZelle :       10374  ccm        0  ccm
23 4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
23 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/23]
      BatReturn  [SP=2]
   WartDauer 1200
   SollcReakt 4.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung 
 [Fehler: Abbruch wg Fehltrigger nach 0(200) Sweeps7 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  0.218     299.80 K
Tzelle    :  3.757     324.33 K     300 K
Tbad      :  0.001     272.10 K
TOHq      :  3.108     297.88 K    31.2473 mbar
TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5236 mbar
pSat      :  7.404     999.59 mbar
pZelle1000:  0.964     127.19 mbar   133 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  2.975    1268.33 sccm
Flow2     :  2.531      28.38 sccm     Wasser:     1999.45     2000.00
Flow3     :  3.119       3.51 sccm   m-Cresol:        4.02        4.00
Flow4     :  0.043       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.001       0.00 sccm
      sumflow   :     1301.14 sccm  1300.00 sccm
      dosierFlow:     1301.14 sccm  9999.00 sccm
      flowZelle :       10363  ccm        0  ccm
4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [???]
      BatReturn  [SP=2]
   SollSweeps 300
   SolltEnd 1.5 [4096*0.366 ms]
   SollcReakt 5.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung 
 [Fehler: Abbruch wg Fehltrigger nach 1(300) Sweeps12 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  0.219     299.91 K
Tzelle    :  3.757     324.34 K     300 K
Tbad      :  0.001     272.09 K
TOHq      :  3.110     297.94 K    31.3635 mbar
TReakt    :  3.439     310.86 K     0.5235 mbar
pSat      :  7.407     999.91 mbar
pZelle1000:  0.963     127.13 mbar   133 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  2.975    1268.26 sccm
Flow2     :  2.534      28.41 sccm     Wasser:     2006.09     2000.00
Flow3     :  4.019       4.38 sccm   m-Cresol:        5.00        5.00
Flow4     :  0.047       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.001       0.00 sccm
      sumflow   :     1301.97 sccm  1300.00 sccm
      dosierFlow:     1301.97 sccm  9999.00 sccm
      flowZelle :       10375  ccm        0  ccm
4096*Dwell= 1.499 s    300 Sweeps
BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [???]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 6.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung 
 [Fehler: Abbruch wg Fehltrigger nach 0(300) Sweeps7 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  0.218     299.70 K
Tzelle    :  3.758     324.35 K     300 K
Tbad      :  0.001     272.10 K
TOHq      :  3.111     297.98 K    31.4316 mbar
TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5238 mbar
pSat      :  7.407     999.98 mbar
pZelle1000:  0.964     127.19 mbar   133 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  2.976    1268.55 sccm
Flow2     :  2.532      28.39 sccm     Wasser:     2008.35     2000.00
Flow3     :  4.998       5.26 sccm   m-Cresol:        6.01        6.00
Flow4     :  0.047       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.002       0.00 sccm
      sumflow   :     1303.12 sccm  1300.00 sccm
      dosierFlow:     1303.12 sccm  9999.00 sccm
      flowZelle :       10379  ccm        0  ccm
4096*Dwell= 1.499 s    300 Sweeps
BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [???]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 6.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung 
 [Fehler: Abbruch wg Fehltrigger nach 1(300) Sweeps9 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  0.217     299.60 K
Tzelle    :  3.756     324.30 K     300 K
Tbad      :  0.001     272.10 K
TOHq      :  3.110     297.98 K    31.4245 mbar
TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5236 mbar
pSat      :  7.415    1000.98 mbar
pZelle1000:  0.963     127.08 mbar   133 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  2.975    1268.23 sccm
Flow2     :  2.532      28.39 sccm     Wasser:     2004.83     2000.00
Flow3     :  4.999       5.26 sccm   m-Cresol:        6.00        6.00
Flow4     :  0.046       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.001       0.00 sccm
      sumflow   :     1302.80 sccm  1300.00 sccm
      dosierFlow:     1302.80 sccm  9999.00 sccm
      flowZelle :       10385  ccm        0  ccm
4096*Dwell= 1.499 s    300 Sweeps
BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [???]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcReakt 5.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [Abbruch wg Fehltrigger nach 4(300) Sweeps7 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
24 Traum     :  0.217     299.68 K
24 Tzelle    :  3.756     324.28 K     300 K
24 Tbad      :  0.001     272.12 K
24 TOHq      :  3.110     297.96 K    31.3869 mbar
24 TReakt    :  3.439     310.87 K     0.5236 mbar
24 pSat      :  7.417    1001.34 mbar
24 pZelle1000:  0.964     127.27 mbar   133 mbar
24 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
24 Flow1     :  2.975    1268.23 sccm
24 Flow2     :  2.533      28.40 sccm     Wasser:     2006.56     2000.00
24 Flow3     :  4.063       4.42 sccm   m-Cresol:        5.05        5.00
24 Flow4     :  0.046       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
24 Flow5     :  0.002       0.00 sccm
24       sumflow   :     1301.96 sccm  1300.00 sccm
24       dosierFlow:     1301.96 sccm  9999.00 sccm
24       flowZelle :       10363  ccm        0  ccm
24 4096*Dwell= 1.499 s    300 Sweeps
24 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/24]
      BatReturn  [SP=2]
   SollSweeps 200
   SolltEnd 2 [4096*0.488 ms]
   SollcReakt 4.0
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung 
 [Fehler: Abbruch wg Fehltrigger nach 0(200) Sweeps7 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  0.217     299.64 K
Tzelle    :  3.755     324.26 K     300 K
Tbad      :  0.001     272.11 K
TOHq      :  3.111     297.98 K    31.4352 mbar
TReakt    :  3.439     310.88 K     0.5240 mbar
pSat      :  7.418    1001.40 mbar
pZelle1000:  0.963     127.15 mbar   133 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  2.974    1267.71 sccm
Flow2     :  2.532      28.39 sccm     Wasser:     2009.41     2000.00
Flow3     :  3.120       3.51 sccm   m-Cresol:        4.02        4.00
Flow4     :  0.047       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.001       0.00 sccm
      sumflow   :     1300.54 sccm  1300.00 sccm
      dosierFlow:     1300.54 sccm  9999.00 sccm
      flowZelle :       10361  ccm        0  ccm
4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [???]
      BatReturn  [SP=2]
   WartDauer 300
   SollcScav 1000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung 
 [Fehler: Abbruch wg Fehltrigger nach 2(200) Sweeps7 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  0.218     299.74 K
Tzelle    :  3.757     324.31 K     300 K
Tbad      :  0.004     272.49 K
TOHq      :  3.112     298.02 K    31.5042 mbar
TReakt    :  3.440     310.92 K     0.5258 mbar
pSat      :  7.418    1001.48 mbar
pZelle1000:  0.969     127.95 mbar   133 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  2.974    1267.89 sccm
Flow2     :  2.492      27.96 sccm     Wasser:     1995.35     2000.00
Flow3     :  3.080       3.47 sccm   m-Cresol:        4.01        4.00
Flow4     :  0.736       0.48 sccm         O2:     1050.47     1000.00
Flow5     :  0.001       0.00 sccm
      sumflow   :     1300.72 sccm  1300.00 sccm
      dosierFlow:     1300.72 sccm  9999.00 sccm
      flowZelle :       10298  ccm        0  ccm
4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [???]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 2000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung  [Abbruch wg Fehltrigger nach 12(200) Sweeps27 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
25 Traum     :  0.219     299.86 K
25 Tzelle    :  3.756     324.29 K     300 K
25 Tbad      :  0.004     272.47 K
25 TOHq      :  3.112     298.03 K    31.5199 mbar
25 TReakt    :  3.440     310.92 K     0.5257 mbar
25 pSat      :  7.425    1002.34 mbar
25 pZelle1000:  0.969     127.90 mbar   133 mbar
25 pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
25 Flow1     :  2.974    1267.82 sccm
25 Flow2     :  2.493      27.97 sccm     Wasser:     1993.85     2000.00
25 Flow3     :  3.083       3.47 sccm   m-Cresol:        4.00        4.00
25 Flow4     :  1.311       0.93 sccm         O2:     2033.03     2000.00
25 Flow5     :  0.001       0.00 sccm
25       sumflow   :     1301.09 sccm  1300.00 sccm
25       dosierFlow:     1301.09 sccm  9999.00 sccm
25       flowZelle :       10305  ccm        0  ccm
25 4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
25 BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [9/25]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 3000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
      WartAnfang 
      WartWarte 
      EinstKonz 
      Messung 
 [Fehler: Abbruch wg Fehltrigger nach 1(200) Sweeps7 Fehltrigger]
      N2off 
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  0.217     299.67 K
Tzelle    :  3.756     324.29 K     300 K
Tbad      :  0.004     272.47 K
TOHq      :  3.112     298.02 K    31.5113 mbar
TReakt    :  3.440     310.92 K     0.5258 mbar
pSat      :  7.426    1002.51 mbar
pZelle1000:  0.970     128.10 mbar   133 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  2.974    1268.04 sccm
Flow2     :  2.531      28.38 sccm     Wasser:     2023.73     2000.00
Flow3     :  3.120       3.51 sccm   m-Cresol:        4.05        4.00
Flow4     :  1.921       1.39 sccm         O2:     3062.46     3000.00
Flow5     :  0.001       0.00 sccm
      sumflow   :     1302.25 sccm  1300.00 sccm
      dosierFlow:     1302.25 sccm  9999.00 sccm
      flowZelle :       10298  ccm        0  ccm
4096*Dwell= 1.999 s    200 Sweeps
BlitzFolge= 4.000 s    BlitzEnergie  2.40 J ]
  [Fehler: ADC-Overflow (>9.5V)]
      SaveMeas  [???]
      BatReturn  [SP=2]
   SollcScav 5000
   BatGosub m [SP=3]
      EinstKonz 
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
      WartAnfang 
      WartWarte 
  [SP=4]
         DosBefehl :
