SaveOpen shaoliaNG.dec 1 [bereit fr    1/1]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 6000
   SollblFrequ 1.0
   SolltEnd 0.5 [4096*0.122 ms]
   SollBlEnergie .6
Messung  [   1/1 ab 18.792, 883(6000), 0Ft, vH]
SaveMeas  [   1/1]
ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.115     298.78 K
Tzelle    :  0.470     298.36 K     295 K
Tbad      :  0.149     287.88 K
TOHq      :  2.987     293.08 K    23.3297 mbar
TReakt    :  2.880     288.64 K     0.9891 mbar
pSat      :  7.257     979.74 mbar
pZelle1000:  1.696     223.82 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  1.733     724.70 sccm
Flow2     :  2.931      24.51 sccm      Water:     4332.06     1500.00
Flow3     :  0.004       0.00 sccm   p-cymene:        0.00        0.00
Flow4     : -0.019       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  2.727       0.13 sccm
      sumflow   :      749.94 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        3394  ccm
WartDauer= 200 s
<any key> ]
SaveOpen shaoliang.dec 1 [bereit fr    1/2]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 6000
   SollblFrequ 1.0
   SolltEnd 0.5 [4096*0.122 ms]
   SollBlEnergie .6
Messung  [   1/2 ab 19.136, 545(6000), 0Ft, vH]
SaveMeas  [   1/2]
Messung  [   1/3 ab 19.294, 1152(6000), 0Ft, vH]
SaveMeas  [   1/3]
ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.116     298.82 K
Tzelle    :  0.470     298.33 K     295 K
Tbad      :  0.149     287.93 K
TOHq      :  2.987     293.08 K    23.3182 mbar
TReakt    :  2.880     288.64 K     0.9893 mbar
pSat      :  7.281     982.96 mbar
pZelle1000:  1.691     223.21 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  1.711     715.35 sccm
Flow2     :  2.946      24.66 sccm      Water:     4384.25     1500.00
Flow3     : -0.008       0.00 sccm   p-cymene:        0.00        0.00
Flow4     : -0.019       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  2.735       0.13 sccm
      sumflow   :      740.74 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        3362  ccm
WartDauer= 200 s
<any key> ]
Messung  [   1/4 ab 19.622, 991(6000), 0Ft, vH]
SaveMeas  [   1/4]
SaveOpen shaoliang.dec 1 [bereit fr    1/5]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 6000
   SollblFrequ 1.0
   SolltEnd 0.5 [4096*0.122 ms]
   SollBlEnergie .6
SaveOpen shaoliang.dec 1 [bereit fr    1/5]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 6000
   SollblFrequ 1.0
   SolltEnd 0.5 [4096*0.122 ms]
   SollBlEnergie .6
Messung  [   1/5 ab 20.095, 6000(6000), 0Ft, ok]
SaveMeas  [   1/5]
SaveOpen shaoliang.dec 1 [bereit fr    1/6]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 6000
   SollblFrequ 1.0
   SolltEnd 0.5 [4096*0.122 ms]
   SollBlEnergie .6
Messung  [   1/6 ab 22.178, 966(6000), 0Ft, vH]
SaveMeas  [   1/6]
Ende 
SaveOpen shaoliang021209.dec 1 [bereit fr    1/7]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std# [???]
SaveOpen shaoliang021209.dec 1 [bereit fr    1/7]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 6000
   SollblFrequ 1.0
   SolltEnd 0.5 [4096*0.122 ms]
   SollBlEnergie .6
Messung  [Fehler:    1/7 ab 9.513, 0(6000), 5Ft, wg Fehltrigger]
Messung  [Fehler:    1/7 ab 9.516, 0(6000), 5Ft, wg Fehltrigger]
Messung  [Fehler:    1/7 ab 9.517, 0(6000), 5Ft, wg Fehltrigger]
Messung  [Fehler:    1/7 ab 9.518, 0(6000), 5Ft, wg Fehltrigger]
Messung  [Fehler:    1/7 ab 9.531, 0(6000), 5Ft, wg Fehltrigger]
ZeigeCalib [
        name   ad   da   io  offset   gain linear.    Bemerkung
       traum   15   -1   -1  174.80  39.800 0.0000  RTD(-100..100ø)
  tzellpt100   16   -1   -1  242.00 119.920 0.0000  RTD(0!!!..600ø)
        tbad   13   -1   -1  273.00 100.000 0.0000  K 20 -Thermostat
    tbadsoll   -1    3   -1  273.00 100.000 0.0000  K 20 -Thermostat
        tohq   17   -1   -1  174.80  39.600 0.0000  RTD(-100..100ø)
      treakt   18   -1   -1  173.20  40.080 0.0000  RTD(-100..100ø)
  pzelle1000    5   -1   -1    0.00 132.000 0.0000  MKS(0..1000torr)
    pzelle10   -7   -1   -1   -0.30   1.381 0.0000  MKS(0..10torr)
  psetze1000   -1    4 1015    0.00 -250.000 0.0000  Setze Pzelle1000, -
    psetze10   -1    4  -15   -0.30  -2.000 0.0000  Setze Pzelle10
        psat    6   -1   -1    0.00 135.000 0.0000  MKS(0..1000mbar) mi
       flow1    0    1   -1  -26.00 446.800 -7.8400    B22527_2  2000Ar/
       flow2    1    6   -1   -4.80  10.000 0.0000     B22530_5  50Ar/H
       flow3    2    8    0    0.14   3.110 -0.0864  TGeist    10air/He
       flow4    3    0   -1    1.80  19.530 -0.0820   AA106126  zero air
       flow5    4    2    2   -0.01   0.052 -0.0001  B10E0110; geteilt d
     blitzn2   -1   -1    4    0.00   0.000 0.0000  Magnetventil
   bltrigger   -1   -1   12    0.00   0.000 0.0000  PC30 an Zndspule ]
DosBefehl :
SaveOpen shaoliang021209.dec 1 [bereit fr    1/7]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 6000
   SollblFrequ 1.0
   SolltEnd 0.5 [4096*0.122 ms]
   SollBlEnergie .6
Messung  [Fehler:    1/7 ab 9.639, 0(6000), 5Ft, wg Fehltrigger]
Ende 
SaveOpen shaoliang021209.dec 1 [bereit fr    1/7]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 6000
   SollblFrequ 1.0
   SolltEnd 0.5 [4096*0.122 ms]
   SollBlEnergie .6
Messung  [   1/7 ab 11.018, 111(6000), 0Ft, vH]
SaveMeas  [   1/7]
Messung  [   1/8 ab 11.053, 56(6000), 0Ft, vH]
SaveMeas  [   1/8]
SollSweeps 111
Messung  [   1/9 ab 11.167, 111(111), 0Ft, ok]
SaveMeas  [   1/9]
Messung  [  1/10 ab 12.356, 111(111), 0Ft, ok]
SollSweeps 6000
Messung  [  1/10 ab 14.934, 44(6000), 0Ft, vH]
