SaveOpen d150708.dec 1 [bereit fr    1/1]
DosBefehl :dir|more
DosBefehl :edit d140708.dec
DosBefehl :edit
DosBefehl :edit
BatGosub rafal\pcym.bat
   SollcScav 0
   SollcOHq 1500
   WartDauer 1
   Messung  [   1/1 ab 7.328, 50(50), 5Ft, ok]
   SaveMeas  [   1/1]
   SollcReakt 0.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 7:23]
      WartDauer 900
  [Warten unterbrochen nach 96(900)s]
         DosBefehl :edit
         EinstKonz  [ab 15.7. 7:28]
         Ende 
SaveOpen d150708.dec 1 [bereit fr    1/2]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 50
   SollblFrequ 0.25
   SolltEnd 4 [4096*0.977 ms]
   SollBlEnergie .6
EinstKonz  [ab 15.7. 7:29]
EinstKonz  [ab 15.7. 7:29]
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
SollcReakt 5
EinstKonz  [ab 15.7. 7:30]
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
EinstKonz  [ab 15.7. 7:30]
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
EinstKonz  [ab 15.7. 7:30]
EinstKonz  [ab 15.7. 7:32]
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
SollcReakt 0
EinstKonz  [ab 15.7. 7:32]
DosBefehl :edit
BatGosub rafal\pcym.bat
   SollcScav 0
   SollcOHq 1500
   WartDauer 1
   Messung  [   1/2 ab 7.567, 50(50), 1Ft, ok]
   SaveMeas  [   1/2]
   SollcReakt 0.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 7:37]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.068     296.91 K
Tzelle    :  0.700     325.96 K     295 K
Tbad      :  0.156     288.64 K
TOHq      :  2.991     293.23 K    23.5466 mbar
TReakt    :  3.123     298.36 K     1.9696 mbar
pSat      :  7.418    1001.43 mbar
pZelle1000:  1.960     258.75 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.098    1283.09 sccm
Flow2     :  2.093      16.13 sccm      Water:     1718.48     1500.00
Flow3     : -0.019       0.00 sccm   p-cymene:        0.00        0.00
Flow4     :  0.044       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.016       0.00 sccm
      sumflow   :     1299.61 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5088  ccm
WartDauer= 900 s ]
      Messung  [   1/3 ab 7.882, 40(50), 2Ft, vH]
      SaveMeas  [   1/3]
  [1079(900)s]
   SollcReakt 5.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 7:55]
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
      WartDauer 900
  [Warten unterbrochen nach 0(900)s]
         Ende 
SaveOpen d150708.dec 1 [bereit fr    1/4]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 50
   SollblFrequ 0.25
   SolltEnd 4 [4096*0.977 ms]
   SollBlEnergie .6
BatGosub rafal\pcym.bat
   SollcScav 0
   SollcOHq 1500
   WartDauer 1
   Messung  [   1/4 ab 8.027, 50(50), 1Ft, ok]
   SaveMeas  [   1/4]
   SollcReakt 0.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 8:05]
      WartDauer 900
  [Warten unterbrochen nach 93(900)s]
         BatGosub  [???]
         DosBefehl :edit
         EinstKonz  [ab 15.7. 8:10]
         DosBefehl :edit
         BatGosub rafal\pcym.bat
            SollcScav 0
            SollcOHq 1500
            WartDauer 1
            Messung  [   1/5 ab 8.188, 50(50), 1Ft, ok]
            SaveMeas  [   1/5]
            SollcReakt 0.0
            BatGosub rafal\pcymb.bat
               EinstKonz  [ab 15.7. 8:14]
               WartDauer 900
  [Warten unterbrochen nach 522(900)s]
                  DosBefehl :edit
                  Ende 
SaveOpen d150708.dec 1 [bereit fr    1/6]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 50
   SollblFrequ 0.25
   SolltEnd 4 [4096*0.977 ms]
   SollBlEnergie .6
EinstKonz  [ab 15.7. 8:25]
BatGosub rafal\pcym.bat
   SollcScav 0
   SollcOHq 1500
   WartDauer 1
   Messung  [   1/6 ab 8.444, 50(50), 4Ft, ok]
   SaveMeas  [   1/6]
   SollcReakt 0.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 8:30]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.087     297.66 K
Tzelle    :  0.701     326.09 K     295 K
Tbad      :  0.151     288.07 K
TOHq      :  2.990     293.22 K    23.5339 mbar
TReakt    :  3.118     298.18 K     1.9460 mbar
pSat      :  7.415    1001.00 mbar
pZelle1000:  1.960     258.71 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.098    1282.96 sccm
Flow2     :  2.088      16.08 sccm      Water:     1712.64     1500.00
Flow3     : -0.019       0.00 sccm   p-cymene:        0.00        0.00
Flow4     :  0.045       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.015       0.00 sccm
      sumflow   :     1299.43 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5088  ccm
WartDauer= 900 s ]
      Messung  [   1/7 ab 8.762, 3(50), 1Ft, vH]
      SaveMeas  [   1/7]
  [925(900)s]
   SollcReakt 5.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
         EinstKonz  [ab 15.7. 8:46]
         DosBefehl :edit
         BatGosub  [???]
         DosBefehl :dir|more
         DosBefehl :cd rafal
         DosBefehl :dir
         BatGosub rafal\pcym.bat
            SollcScav 0
            SollcOHq 1500
            WartDauer 1
            Messung  [   1/8 ab 8.848, 50(50), 2Ft, ok]
            SaveMeas  [   1/8]
            SollcReakt 5.0
            BatGosub rafal\pcymb.bat
               EinstKonz  [ab 15.7. 8:54]
               WartDauer 900
               ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.097     298.07 K
Tzelle    :  0.702     326.17 K     295 K
Tbad      :  0.157     288.65 K
TOHq      :  2.991     293.23 K    23.5394 mbar
TReakt    :  3.119     298.23 K     1.9521 mbar
pSat      :  7.417    1001.30 mbar
pZelle1000:  1.965     259.37 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.101    1284.21 sccm
Flow2     :  2.273      17.93 sccm      Water:     1908.39     1500.00
Flow3     :  0.150       0.60 sccm   p-cymene:        5.22        5.00
Flow4     :  0.041       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.018       0.00 sccm
      sumflow   :     1303.18 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5090  ccm
WartDauer= 900 s ]
               Messung  [   1/9 ab 9.164, 50(50), 2Ft, ok]
               SaveMeas  [   1/9]
  [1115(900)s]
            SollcReakt 7.0
            BatGosub rafal\pcymb.bat
               EinstKonz  [ab 15.7. 9:13]
               WartDauer 900
               ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.114     298.75 K
Tzelle    :  0.702     326.19 K     295 K
Tbad      :  0.156     288.64 K
TOHq      :  2.991     293.23 K    23.5455 mbar
TReakt    :  3.119     298.20 K     1.9481 mbar
pSat      :  7.418    1001.39 mbar
pZelle1000:  1.965     259.36 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.119    1291.38 sccm
Flow2     :  2.358      18.78 sccm      Water:     1986.20     1500.00
Flow3     :  0.213       0.80 sccm   p-cymene:        6.85        7.00
Flow4     :  0.033       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.018       0.00 sccm
      sumflow   :     1311.42 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5122  ccm
WartDauer= 900 s ]
               Messung  [  1/10 ab 9.480, 50(50), 2Ft, ok]
               SaveMeas  [  1/10]
  [1115(900)s]
            SollcReakt 10.0
            BatGosub rafal\pcymb.bat
               EinstKonz  [ab 15.7. 9:32]
               WartDauer 900
               ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.136     299.62 K
Tzelle    :  0.703     326.25 K     295 K
Tbad      :  0.156     288.63 K
TOHq      :  2.991     293.23 K    23.5444 mbar
TReakt    :  3.120     298.25 K     1.9544 mbar
pSat      :  7.418    1001.38 mbar
pZelle1000:  1.965     259.35 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.105    1285.55 sccm
Flow2     :  2.223      17.43 sccm      Water:     1852.87     1500.00
Flow3     :  0.339       1.18 sccm   p-cymene:       10.22       10.00
Flow4     :  0.032       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.018       0.00 sccm
      sumflow   :     1304.59 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5096  ccm
WartDauer= 900 s ]
               Messung  [  1/11 ab 9.797, 50(50), 3Ft, ok]
               SaveMeas  [  1/11]
  [1121(900)s]
            SollcReakt 12.0
            BatGosub rafal\pcymb.bat
               EinstKonz  [ab 15.7. 9:51]
               WartDauer 900
               ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.146     299.99 K
Tzelle    :  0.705     326.54 K     295 K
Tbad      :  0.148     287.84 K
TOHq      :  2.991     293.23 K    23.5444 mbar
TReakt    :  3.121     298.29 K     1.9605 mbar
pSat      :  7.419    1001.52 mbar
pZelle1000:  1.965     259.36 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.091    1280.14 sccm
Flow2     :  2.219      17.39 sccm      Water:     1853.92     1500.00
Flow3     :  0.425       1.45 sccm   p-cymene:       12.57       12.00
Flow4     :  0.031       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.018       0.00 sccm
      sumflow   :     1299.39 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5075  ccm
WartDauer= 900 s ]
SaveOpen d150708.dec 2 [bereit fr   2/12]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 50
   SollblFrequ 0.25
   SolltEnd 4 [4096*0.977 ms]
   SollBlEnergie .6
DosBefehl :edit
EinstKonz  [ab 15.7. 10:09]
  [Fehler: Einstellen abgebrochen]
SollcReakt 15
EinstKonz  [ab 15.7. 10:10]
BatGosub rafal\pcym.bat
   SollcScav 0
   SollcOHq 1500
   WartDauer 1
   Messung  [  2/12 ab 10.276, 50(50), 3Ft, ok]
   SaveMeas  [  2/12]
   SollcReakt 15.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 10:20]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.146     300.00 K
Tzelle    :  0.709     327.02 K     295 K
Tbad      :  0.152     288.22 K
TOHq      :  2.991     293.24 K    23.5505 mbar
TReakt    :  3.121     298.28 K     1.9590 mbar
pSat      :  7.417    1001.35 mbar
pZelle1000:  1.965     259.33 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.125    1293.87 sccm
Flow2     :  2.253      17.73 sccm      Water:     1867.46     1500.00
Flow3     :  0.525       1.75 sccm   p-cymene:       14.99       15.00
Flow4     :  0.039       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.018       0.00 sccm
      sumflow   :     1313.78 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5132  ccm
WartDauer= 900 s ]
      Messung  [  2/13 ab 10.594, 50(50), 4Ft, ok]
      SaveMeas  [  2/13]
  [1125(900)s]
   SollcReakt 17.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 10:39]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.113     298.69 K
Tzelle    :  0.709     327.06 K     295 K
Tbad      :  0.156     288.62 K
TOHq      :  2.991     293.23 K    23.5488 mbar
TReakt    :  3.119     298.22 K     1.9510 mbar
pSat      :  7.419    1001.62 mbar
pZelle1000:  1.965     259.37 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.140    1299.62 sccm
Flow2     :  2.244      17.64 sccm      Water:     1849.12     1500.00
Flow3     :  0.607       2.00 sccm   p-cymene:       16.95       17.00
Flow4     :  0.041       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.018       0.00 sccm
      sumflow   :     1319.69 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5154  ccm
WartDauer= 900 s ]
      Messung  [  2/14 ab 10.913, 50(50), 2Ft, ok]
      SaveMeas  [  2/14]
  [1115(900)s]
   SollcReakt 20.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 10:58]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.136     299.62 K
Tzelle    :  0.710     327.12 K     295 K
Tbad      :  0.156     288.59 K
TOHq      :  2.991     293.23 K    23.5455 mbar
TReakt    :  3.120     298.26 K     1.9563 mbar
pSat      :  7.418    1001.39 mbar
pZelle1000:  1.964     259.31 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.113    1288.78 sccm
Flow2     :  2.265      17.85 sccm      Water:     1884.51     1500.00
Flow3     :  0.691       2.25 sccm   p-cymene:       19.31       20.00
Flow4     :  0.028       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.018       0.00 sccm
      sumflow   :     1309.31 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5115  ccm
WartDauer= 900 s ]
      Messung  [  2/15 ab 11.229, 50(50), 2Ft, ok]
      SaveMeas  [  2/15]
  [1116(900)s]
   SollcReakt 20.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 11:17]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.155     300.36 K
Tzelle    :  0.710     327.16 K     295 K
Tbad      :  0.156     288.59 K
TOHq      :  2.991     293.23 K    23.5472 mbar
TReakt    :  3.122     298.32 K     1.9639 mbar
pSat      :  7.418    1001.43 mbar
pZelle1000:  1.965     259.40 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.095    1281.87 sccm
Flow2     :  2.253      17.73 sccm      Water:     1882.67     1500.00
Flow3     :  0.698       2.27 sccm   p-cymene:       19.66       20.00
Flow4     :  0.029       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.018       0.00 sccm
      sumflow   :     1302.30 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5086  ccm
WartDauer= 900 s ]
SaveOpen d150708.dec 3 [bereit fr   3/16]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 50
   SollblFrequ 0.25
   SolltEnd 4 [4096*0.977 ms]
   SollBlEnergie .6
Messung  [  3/16 ab 11.582, 23(50), 1Ft, vH]
SollcReakt 0.0
EinstKonz  [ab 15.7. 11:36]
Messung  [  3/16 ab 11.656, 50(50), 0Ft, ok]
Messung  [  3/16 ab 11.722, 37(50), 0Ft, vH]
DosBefehl :copy d150708.* a:\
SollcReakt 25
EinstKonz  [ab 15.7. 11:46]
DosBefehl :edit
BatGosub rafal\pcym.bat
   SollcScav 0
   SollcOHq 1500
   WartDauer 1
SaveOpen d150708.dec 4 [bereit fr   4/16]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 50
   SollblFrequ 0.25
   SolltEnd 4 [4096*0.977 ms]
   SollBlEnergie .6
EinstKonz  [ab 15.7. 12:08]
DosBefehl :edit
DosBefehl :dir|more
DosBefehl :dir|more
DosBefehl :cd..
SaveOpen d150708.dec 2 [bereit fr   2/16]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 50
   SollblFrequ 0.25
   SolltEnd 4 [4096*0.977 ms]
   SollBlEnergie .6
EinstKonz  [ab 15.7. 14:04]
Messung  [  2/16 ab 14.093, 35(50), 2Ft, vH]
Messung  [  2/16 ab 14.267, 50(50), 2Ft, ok]
Messung  [  2/16 ab 14.329, 50(50), 2Ft, ok]
SaveMeas  [  2/16]
Messung  [  2/17 ab 14.401, 50(50), 1Ft, ok]
SaveMeas  [  2/17]
BatGosub rafal\pcym.bat
   SollcScav 0
   SollcOHq 1500
   WartDauer 1
   Messung  [  2/18 ab 14.463, 50(50), 1Ft, ok]
   SaveMeas  [  2/18]
   SollcReakt 0.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 14:31]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.175     301.15 K
Tzelle    :  0.713     327.53 K     295 K
Tbad      :  0.148     287.78 K
TOHq      :  2.992     293.29 K    23.6366 mbar
TReakt    :  3.124     298.42 K     1.9777 mbar
pSat      :  7.412    1000.66 mbar
pZelle1000:  1.961     258.86 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.101    1284.13 sccm
Flow2     :  2.258      17.78 sccm      Water:     1891.01     1500.00
Flow3     : -0.019       0.00 sccm   p-cymene:        0.00        0.00
Flow4     :  0.044       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.015       0.00 sccm
      sumflow   :     1302.34 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5096  ccm
WartDauer= 900 s ]
      Messung  [  2/19 ab 14.778, 50(50), 1Ft, ok]
      SaveMeas  [  2/19]
  [1110(900)s]
   SollcReakt 5.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 14:50]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.177     301.26 K
Tzelle    :  0.715     327.77 K     295 K
Tbad      :  0.149     287.85 K
TOHq      :  2.993     293.30 K    23.6521 mbar
TReakt    :  3.124     298.40 K     1.9743 mbar
pSat      :  7.415    1000.99 mbar
pZelle1000:  1.966     259.50 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.145    1301.80 sccm
Flow2     :  2.282      18.02 sccm      Water:     1893.31     1500.00
Flow3     :  0.149       0.60 sccm   p-cymene:        5.17        5.00
Flow4     :  0.037       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.017       0.00 sccm
      sumflow   :     1320.86 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5156  ccm
WartDauer= 900 s ]
      Messung  [  2/20 ab 15.093, 50(50), 1Ft, ok]
      SaveMeas  [  2/20]
  [1110(900)s]
   SollcReakt 10.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 15:09]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.175     301.16 K
Tzelle    :  0.716     327.90 K     295 K
Tbad      :  0.156     288.57 K
TOHq      :  2.993     293.31 K    23.6538 mbar
TReakt    :  3.124     298.43 K     1.9784 mbar
pSat      :  7.410    1000.29 mbar
pZelle1000:  1.966     259.58 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.102    1284.44 sccm
Flow2     :  2.268      17.88 sccm      Water:     1904.92     1500.00
Flow3     :  0.341       1.19 sccm   p-cymene:       10.37       10.00
Flow4     :  0.039       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.017       0.00 sccm
      sumflow   :     1303.95 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5089  ccm
WartDauer= 900 s ]
      Messung  [  2/21 ab 15.408, 50(50), 3Ft, ok]
      SaveMeas  [  2/21]
  [1120(900)s]
   SollcReakt 12.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 15:28]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.159     300.53 K
Tzelle    :  0.717     327.98 K     295 K
Tbad      :  0.156     288.61 K
TOHq      :  2.993     293.30 K    23.6515 mbar
TReakt    :  3.124     298.40 K     1.9753 mbar
pSat      :  7.409    1000.22 mbar
pZelle1000:  1.967     259.67 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.101    1284.11 sccm
Flow2     :  2.278      17.98 sccm      Water:     1914.82     1500.00
Flow3     :  0.419       1.43 sccm   p-cymene:       12.42       12.00
Flow4     :  0.035       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.017       0.00 sccm
      sumflow   :     1303.95 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5087  ccm
WartDauer= 900 s ]
SaveOpen d150708.dec 2 [bereit fr   2/22]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 50
   SollblFrequ 0.25
   SolltEnd 4 [4096*0.977 ms]
   SollBlEnergie .6
DosBefehl :copy d150708.* a:\
SaveOpen d150708.dec 3 [bereit fr   3/22]
  [keine Compilerschalter ]
BatGosub std
   OHq Water
   Reakt p-cymene 1.0
   Scav O2 0.0
   Reakt3 NC 0
   SollcOHq 1500
   SollcReakt 0
   SollcScav 0
   SollcReakt3 0
   Inert Helium
   SollSumflow 1300
   SollpZelle 250
   SollTzelle 295
   SollTrohr 330
   WartDauer 200
   SollSweeps 50
   SollblFrequ 0.25
   SolltEnd 4 [4096*0.977 ms]
   SollBlEnergie .6
EinstKonz  [ab 15.7. 16:05]
Messung  [  3/22 ab 21.663, 9(50), 4Ft, vH]
DosBefehl :edit
BatGosub rafal\pcym.bat
   SollcScav 0
   SollcOHq 1500
   WartDauer 1
   Messung  [  3/22 ab 21.712, 50(50), 5Ft, ok]
   SaveMeas  [  3/22]
   SollcReakt 0.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 21:46]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.190     301.76 K
Tzelle    :  0.711     327.31 K     295 K
Tbad      :  0.155     288.50 K
TOHq      :  2.981     292.83 K    22.9636 mbar
TReakt    :  3.107     297.74 K     1.8885 mbar
pSat      :  7.400     999.03 mbar
pZelle1000:  1.962     258.99 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.100    1283.73 sccm
Flow2     :  2.250      17.70 sccm      Water:     1833.14     1500.00
Flow3     : -0.019       0.00 sccm   p-cymene:        0.00        0.00
Flow4     :  0.048       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.015       0.00 sccm
      sumflow   :     1301.84 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5092  ccm
WartDauer= 900 s ]
      Messung  [  3/23 ab 22.032, 50(50), 4Ft, ok]
      SaveMeas  [  3/23]
  [1125(900)s]
   SollcReakt 5.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 22:05]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.190     301.78 K
Tzelle    :  0.711     327.27 K     295 K
Tbad      :  0.156     288.62 K
TOHq      :  2.980     292.83 K    22.9615 mbar
TReakt    :  3.108     297.75 K     1.8895 mbar
pSat      :  7.404     999.59 mbar
pZelle1000:  1.965     259.41 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.101    1283.99 sccm
Flow2     :  2.252      17.72 sccm      Water:     1836.50     1500.00
Flow3     :  0.151       0.61 sccm   p-cymene:        5.08        5.00
Flow4     :  0.037       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.018       0.00 sccm
      sumflow   :     1302.74 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5087  ccm
WartDauer= 900 s ]
      Messung  [  3/24 ab 22.351, 50(50), 3Ft, ok]
      SaveMeas  [  3/24]
  [1120(900)s]
   SollcReakt 10.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 22:24]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.195     301.96 K
Tzelle    :  0.711     327.27 K     295 K
Tbad      :  0.149     287.87 K
TOHq      :  2.981     292.83 K    22.9663 mbar
TReakt    :  3.108     297.76 K     1.8903 mbar
pSat      :  7.404     999.58 mbar
pZelle1000:  1.966     259.54 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.099    1283.37 sccm
Flow2     :  2.249      17.69 sccm      Water:     1834.30     1500.00
Flow3     :  0.340       1.19 sccm   p-cymene:        9.91       10.00
Flow4     :  0.036       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.018       0.00 sccm
      sumflow   :     1302.66 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5084  ccm
WartDauer= 900 s ]
      Messung  [  3/25 ab 22.669, 50(50), 4Ft, ok]
      SaveMeas  [  3/25]
  [1125(900)s]
   SollcReakt 12.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 22:43]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.185     301.58 K
Tzelle    :  0.711     327.30 K     295 K
Tbad      :  0.150     288.02 K
TOHq      :  2.981     292.84 K    22.9739 mbar
TReakt    :  3.108     297.75 K     1.8898 mbar
pSat      :  7.404     999.53 mbar
pZelle1000:  1.966     259.55 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.100    1283.77 sccm
Flow2     :  2.251      17.71 sccm      Water:     1836.20     1500.00
Flow3     :  0.419       1.43 sccm   p-cymene:       11.92       12.00
Flow4     :  0.036       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.017       0.00 sccm
      sumflow   :     1303.32 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5087  ccm
WartDauer= 900 s ]
      Messung  [  3/26 ab 22.988, 50(50), 4Ft, ok]
      SaveMeas  [  3/26]
  [1125(900)s]
   SollcReakt 15.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 23:03]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.185     301.56 K
Tzelle    :  0.711     327.27 K     295 K
Tbad      :  0.156     288.59 K
TOHq      :  2.981     292.84 K    22.9766 mbar
TReakt    :  3.108     297.76 K     1.8912 mbar
pSat      :  7.403     999.41 mbar
pZelle1000:  1.966     259.47 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.098    1282.87 sccm
Flow2     :  2.256      17.76 sccm      Water:     1842.39     1500.00
Flow3     :  0.536       1.78 sccm   p-cymene:       14.90       15.00
Flow4     :  0.038       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.018       0.00 sccm
      sumflow   :     1302.84 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5086  ccm
WartDauer= 900 s ]
      Messung  [  3/27 ab 23.307, 50(50), 4Ft, ok]
      SaveMeas  [  3/27]
  [1125(900)s]
   SollcReakt 17.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 23:22]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.179     301.34 K
Tzelle    :  0.711     327.25 K     295 K
Tbad      :  0.156     288.62 K
TOHq      :  2.981     292.84 K    22.9766 mbar
TReakt    :  3.108     297.76 K     1.8908 mbar
pSat      :  7.402     999.28 mbar
pZelle1000:  1.966     259.51 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.097    1282.40 sccm
Flow2     :  2.267      17.87 sccm      Water:     1854.88     1500.00
Flow3     :  0.611       2.01 sccm   p-cymene:       16.79       17.00
Flow4     :  0.040       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.018       0.00 sccm
      sumflow   :     1302.71 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5085  ccm
WartDauer= 900 s ]
      Messung  [  3/28 ab 23.626, 50(50), 5Ft, ok]
      SaveMeas  [  3/28]
  [1130(900)s]
   SollcReakt 20.0
   BatGosub rafal\pcymb.bat
      EinstKonz  [ab 15.7. 23:41]
      WartDauer 900
      ProtIstWerte [
             Spannung    Istwert
Traum     :  3.184     301.51 K
Tzelle    :  0.710     327.19 K     295 K
Tbad      :  0.149     287.89 K
TOHq      :  2.981     292.84 K    22.9846 mbar
TReakt    :  3.108     297.77 K     1.8915 mbar
pSat      :  7.403     999.42 mbar
pZelle1000:  1.965     259.44 mbar   250 mbar
pZelle10  :  0.000       0.00 mbar
Flow1     :  3.099    1283.48 sccm
Flow2     :  2.272      17.92 sccm      Water:     1857.94     1500.00
Flow3     :  0.726       2.35 sccm   p-cymene:       19.63       20.00
Flow4     :  0.040       0.00 sccm         O2:        0.00        0.00
Flow5     :  0.018       0.00 sccm
      sumflow   :     1304.18 sccm  1300.00 sccm
      flowZelle :        5092  ccm
WartDauer= 900 s ]
